— 89 — 



p (a — 700) anbringt und die so eriialtene Zahl von dem auf 

 reducirten Stand des Quecksilberbarometers subtrahirt. 



Hätte man z. B. an dem mehrfach erwähnten Aneroidbaro- 

 meter beobachtet: 



A = 733.7 bei 5*^.8, so wäre die Eeduction 

 auf 0.90 



also a = 722.80 

 Theilungscorrection — 0.94 



721.86. Das Quecksilberbarometer habe 

 bei 0^ - 720.69, so wäre 



c = — 1.17. 



Zu empfehlen ist, mehrere Vergleichungen anzustellen und 

 aus den erhaltenen Werthen von c das Mittel zu nehmen. 



Eine zweite Fehlerquelle für m ist eine unrichtige Bestim- 

 mung der Lufttemperaturen in den beiden Stationen. 



Zum Zwecke der Bestimmung der Lufttemperatur muss das 

 Thermometer im Schatten aufgehängt werden, und zwar so, dass es 

 gegen Strahlung (insbesondere auch vom Erdboden aus) möglichst 

 geschützt ist. Rascher wird die Lufttemperatur erhalten , wenn 

 man das Thermometer an einer Schnur befestigt und rasch im 

 Kreise herumschleudert (Schleuderthermometer). -~- Einer fehler- 

 haften Bestimmung der Lufttemperatur gleich kommt es, wenn 



die Grösse ' ^ nicht, wie bei der Entwicklung der Baro- 



meterformel angenommen wird, die mittlere Temperatur der gan- 

 zen Luftschichte, deren Höhe gemessen werden soll , darstellt, 

 wenn also die Temperatur sich von einer Station zur andern 

 nicht gleichförmig ändert. Es kann z. B. Fälle geben, dass die 

 Temperatur zuerst fällt und hierauf wieder steigt u. s. w. Es 

 kann dieses vorkommen, wenn der Zustand der Atmosphäre über- 

 haupt gestört ist, ferner wenn zwischen beiden Stationen ein 

 Bergrücken, ein weites Thal u. s. w. sich befindet. Da alsdann 

 die Voraussetzungen , unter welchen die Barometerformel ent- 

 wickelt wird , nicht zutreffen , muss die barometrische HMien- 

 messung in solchen Fällen als unzuverlässig bezeichnet werden. 



