90 



Von grossem Einfluss auf den berechneten Höhenunterschied 

 sind die Fehler, welche bei der Bestimmung der barometrischen 

 Differenz b^ - b., gemaclit worden sind, und ist es desshalb noth- 

 wendig, alle Sorgfalt auf eine möglichst fehlerfreie Bestimmung 

 von hl — b2 zu verwenden. Nehmen wir an, der bei den Ab- 

 lesungen zu befürchtende Fehler sei ± 0,1 Millimeter, so ist 

 bei der Summe b^ -f b.j wie bei der Differenz bj — b2 zu befürcli- 

 ten der Fehler = ±0,1 . y^ = ±0,14. Der hieraus für die Grösse 

 m erwachsende Feliler beträgt 0,01 . 0,14 = 0,0014, also für 

 den Höhenunterschied etwa y^o,,. Derselbe Fehler aber beträgt 

 wenn er in b^ — b.^ begangen ist, in der Höhe 0,14 . m (b, — bj), also 

 für jeden Millimeter barom. Differouz 0,14m oder etwa iy> Meter. 



Die Bestimmung von bj — b, kann nun in folgenden Fällen 

 fehlerhaft werden: 



1) wenn die Aneroidablesung unmittelbar fehlerhaft ist. 



2) wenn die Reduction auf unrichtig ist. 



3) wenn die Correction wegen der Theilung nicht ange- 

 bracht wird. 



4) wenn die Grösse c sich während der Messung ändert, 

 endlicli 



5) wenn der Luftdruck im Allgemeinen sich während der 

 Messung ändert und diese Aenderung nicht berücksichtigt wird. 



Was den 



1. Punkt betrifft, so wird man sich gegen Ablesungsfehler 

 am besten durch Wiederholung der Beobachtung schützen. Da 

 das Instrument immer einige Zeit braucht, bis es die dem je- 

 weiligen Luftdrucke entsprechende Gleichgewichtslage einnimmt, 

 so darf die Ablesung nicht unmittelbar nach der Ankunft 

 auf der Station vorgenommen werden , und ein mehr- 

 faches Ablesen wird auch hier eine Controle bieten. Vor 

 dem Ablesen ist das Instrument durch Klopfen leicht zu er- 

 schüttern , und während des Ablesens horizontal zu halten, indem 

 bei schiefem Halten der Zeiger eine andere Stellung annimmt 

 und hieduxxh die Ablesung um mehrere Zehntel Millimeter falsch 

 werden kann. 



2) Eine richtige Reduction der unmittelbaren Ablesung auf 



