— 91 — 



setzt voraus, dass die Temperaturconstante w richtig bestimmt 

 ist, was von Zeit zu Zeit zu controliren ist, und dass wirklich 

 die dem Instrument zukommende Temperatur abgelesen wird. 

 Letzteres ist aber nur dann der Fall, wenn die betreffende Tem- 

 peratur längere Zeit auf das Instrument eingewirkt hat. Es sind 

 desshalb schroffe Temperaturunterschiede möglichst zu vermeiden; 

 sind solche nicht zu umgehen^ so muss wenigstens mit der Mes- 

 sung so lange gewartet werden, bis angenommen werden kann, 

 sämmtliche Bestandtlieile des Instruments haben wirklich die vom 

 Thermometer angegebene Temperatur. Nach den an einer Reihe von 

 Instrumenten gemachten Erfahrungen liegt in der Vernachlässigung 

 dieses Umstandes eine sehr bedeutende Fehlerquelle, die durch 

 eine einfache Rechiunig leicht nacligewiesen werden kann. Kommt 

 das Barometer aus einem Zimmer von der Temperatur von 15** 

 unmittelbar in das Freie, wo die Luft eine Wärme von 10^ hat, 

 so wird das Thermometer am Instrument rasclier sinken , als 

 letzteres sich abkühlt. Wird also die Messung zu früh begon- 

 nen, so kann es vorkommen, dass das Thermometer 11^ zeigt, 

 während die durchschnittliche Wärme des Instruments noch 14^ 

 beträgt. Reducirt man mit 11^, so wird die Ablesung falsch 

 um 3 w, oder da durchschnittlich w = \-, so wird der Fehler 

 0,4 Millimeter, was in der'^Höhe einen Fehler von ungefähr 4J 

 Meter macht. — Um dieser Empfindlichkeit des Metallbarometers 

 gegen Temperaturänderungen zu begegnen, hat man vielfach 

 eine Compensationsvorrichtung angebracht, indem man auf einen 

 der Hebel, welche die Bewegung der Büchse auf den feiger 

 übertragen, ein zweites Metallstück von anderen Ausdehnungs- 

 coefficienten aufgelöthet hat Wird dem Instrument hierdurch 

 auch viel von seiner Empfindlichkeit' gegen die Wärmeänderung 

 genommen und dasselbe hiedurch für die Messung brauchbarer 

 gemacht, so wird es doch in den seltensten Fällen gelingen , die 

 Wärmeconstante w = zu machen, wesshalb an solchen com- 

 pensirten Aneroidbarometorn die Weglassung des Thermometers 

 nicht gebilligt werden kann. 



3) Wird die Corrertion wegen derTheilung nicht angebracht, 

 d. h. nimmt man die Aneroidtlieile für Millimeter an, so wird, 



