- 92 - 



wenn a, und a2 die auf reducirten Aneroidablesungen sind, 



bi = c + p (aj— 700) 

 b^ == c -f p (aj— 700) 



bj— bj = p (ai— a^) 



m (ai— aj) = ^ = - 



P P 



wenn h der richtige Höhenunterschied ist. 



Der von dem unrichtig getheilten Aneroid gelieferte Höhen- 

 unterschied weicht von dem richtigen um so mehr ab, je mehr 

 p von 1, d. h. je mehr die Aneroidtheilung von der Millimeter- 

 theilung abweicht und je grösser der Höhenunterschied ist. 



Bei dem vom Verfasser untersuchten Barometern weicht p 

 von der Einheit bis zu Vi,,,, ab, in Folge davon würde man bei 

 direkter Benutzung der Aneroidtheile die Höhenunterschiede bis 

 zu 4 Procent unrichtig erhalten. 



4) Bei allen Metallbarometern findet sich der Uebelstand 

 dass die Constante c sich mehr oder weniger ändert. Bestimmt 

 man durch Vergleichung mit einem Quecksilberbarometer die 

 Constante c, geht alsdann mit dem Aneroid in die Höhe , und 

 wieder zurück, so wird bei einer nochmaligen Vergleichung sich 

 die Constante c anders herausstellen * indem die Blase nicht voll- 

 ständig auf den alten Stand zurückgegangen ist. Es giebt In- 

 strumente, bei welchen diese Aenderung mehrere Millimeter be- 

 tragen kann ; dieselben sollen für genauere Messungen nicht ver- 

 wendet werden. Beträgt die Aenderung nur wenige Zehntel 

 Millimeter, so kann der Fehler etwa in der Weise ausgeglichen 

 werden, dass man die Differenz auf die einzelnen Stationen pro- 

 portionel der Zeit vertheilt. Immerhin macht dieser Umstand 

 nothwendig, dass die Vergleichung mit einem zweiten Barometer 

 nicht blos zu Anfang, sondern auch am Ende der Messung vor- 

 genommen wird. 



5) Um sich davon zu überzeugen, dass sich der Luftdruck 

 im Allgemeinen während der Messung nicht ändert und um zu- 

 gleich für den Fall einer Aenderung die Beobachtungen auf den- 

 selben Luftdruck reduciren zu können , ist es nothwendig, dass 



