— 93 — 



ein zweites Barometer , welches während der Messung" den Ort 

 nicht wechselt und wo möglich auch stets in derselben Tempera- 

 tur zu erhalten ist, in entsprechenden Zwischenräumen abgelesen 

 wird; letztere müssen so klein genommen werden, dass die Aen- 

 derung des Luftdrucks während derselben als der Zeit proportio- 

 nal angenommen werden kann; sie müssen daher kleiner genom- 

 men werden, wenn das Barometer rasch steigt oder fällt; sie 

 können gross sein, wenn der Barometer sich wenig ändert. Der 

 Ort, wo dieses zweite „stationäre'* Barometer beobachtet wird, 

 sollte etwa in der Mitte des Aufnahmebezirkes sich befinden. 



Angenommen, das stationäre Barometer liefere die folgenden 

 auf und das Quecksilberbarometer reducirten Stände: 



Barometer- 

 Uhr. Min. Correction. 



9 — 726.48 — 

 9 30 726.14 -f 0.34 

 10 — 725.76 + 0.72 



10 30 725.84 + 0.64 



11 — 726.02 + 0.46 

 Barometercorrection ist diejenige Grösse, welche zum jewei- 

 ligen Stand addirt ( + ) oder davon subtrahirt werden muss ( — )^ 

 um den ursprünglichen Stand zu erhalten. Wäre nun z. B. 

 9 U. 54 M. die Beobachtung 712.37 gemacht worden, so wären 

 hiezu zu addiren: 



79 0S4- 



0,34 + — ^--24 = 0,34 + 0,30 = 0,64 



und die auf die Zeit 9 Uhr reducirte Beobachtung wird: 

 712.37 -I- 0,64 = 713.01. 

 Ist die Beobachtung an einem stationären Barometer nicht 

 auszuführen, so kann die Aenderung des Luftdrucks dadurch be- 

 stimmt werden, dass man zum Anfangspunkt zurückgeht und 

 wieder beobachtet; die Differenz der beiden Beobachtungen wird 

 alsdann der Zeit proportional vertheilt. Bei diesem Verfahren 

 wird vorausgesetzt, dass der Lnftdruck sich immer gleichraässig 

 und in demselben Sinne ändert. Ist dieses nicht der Fall , so 

 ist die Ausgleichung nicht vollkommen richtig. In unserem Bei- 



