Spitze gegen die Wurzel gestrichene aber negatit 

 elektrisch wird. Darum eignen sich solche Haare zu einem 

 vortrefflichen Elektroscop und übertreffen die in der Mineralogie 

 üblichen Hauy'schen Apparate an Empfindlichkeit und Sicherheit. 

 Zum Gebrauche befestigt Vf. die Haare, eines mit der Wurzel und 

 eines mit der Spitze an eine Handhabe von Holz, wie man sie 

 als Ürahlhaller bei Löthrohrproben gebraucht, oder klebt sie mit 

 Wachs an eine Glas- oder Siegelackstange. 



Vf. nennt das elektrisirte Haar mit der Spitze nach Aussen 

 den Plus- (+) Zeiger, und das umgekehrte den Minus- ( — ) 

 Zeiger. Wenn die Fläche eines Krystalls durch Reiben, Druck 

 oder Erwärmen elektrisch geworden, so wird nach bekannten 

 Gesetzen, wenn die Fläche -{- elektrisch, der genäherte -1- fei- 

 ger abgestossen und beschreibt einen Bogen um die elektrische 

 Fläche, indem er an die benachbarten nicht — oder auch — 

 elektrischen Stellen anschlägt, ebenso wird der — Zeiger von einer 

 — elektrischen Fläche abgestossen. Wenn dieses stattfindet, so 

 ist kein Zweifel über die Art der Elektricität und natürlich auch 

 nicht darüber, dass der Körper ein Isolator sei. Wird aber einer 

 der Zeiger von der Fläche der Probe angezogen, so kann sie 

 möglicherweise dessen entgegengesetzte Elektricität haben, sie 

 kann aber auch gar nicht elektrisch sein, daher für diesen Fall 

 beide Zeiger nach einander anzuwenden; werden beide angezo- 

 gen, so ist die Fläche nicht eleklrish oder der Krystall ein Lei- 

 ter, welcher vorerst isolirt werden mnss, wenn man seine Elek- 

 tricität kennen lernen will. Bei Krystallen, welche durch Erwär- 

 men elektrisch werden, genügt zur Bestimmung der Pole ein ein- 

 ziger Zeiger, wozu der stärker elektrische -}- Zeiger dem — Zei- 

 ger vorzuziehen. Für diese Untersuchung lässl Vf. den Krystall 

 durch eine federnde Pincelle mit zolllangen schmalen Spitzen 

 festhalten. Der sodann durch eine Weingeistlampe erwärmte 

 Krystall wird beim Erkalten mit dem Zeiger untersucht, indem 

 man diesen von Zeit zu Zeit durch die Finger streicht. Zur 

 Controle kann man beide Zeiger gebrauchen. Eine trockene, warme 

 und ruhige Luft ist hierzu eine nothwendige Bedingung. Wenn 

 man die Prüfung auf Reibungs-Eiektricilät nur mit glatten natür- 

 lichen oder künllichen Flächen, äusseren oder Spaltungsflächen 



