XLI 



Gleichzeitig übernehmen die Prüfämter, dann aber auch die genaue 

 Einregulierung der ihnen übergebenen Zähler nach ihren Normal- 

 instrumenten. Es kann daher ein eingelieferter Zähler bei der Ein- 

 lieferung durch das Prüfamt als richtig zu bezeichnen sein, weil die 

 fehlerhaften Angaben, die derselbe tatsächlich macht, noch das 

 zulässige Ivlass nicht überschreiten ; trotzdem empfiehlt es sich den 

 Zähler neu zu justieren, weil erfahrungsgemäss die Fehler, wenn sie 

 einmal zu einer gewissen Grösse angewachsen sind, immer schneller 

 zunehmen und dann bald das zulässige Mass überschreiten. Die 

 Art der Fehler, zu denen die verschiedenen Zählertypen neigen, 

 ergibt sich aus der Konstruktion derselben. Entsprechend der 

 dreifachen Aufgabe besteht jeder Zähler zunächst aus zwei Spulen, 

 deren eine den eigentlichen Gebrauchsstrom führt, deren andere 

 einen der Spannung entsprechenden Strom führt. Diese beiden 

 Spulen üben eine elektro-magnetische Kraft auf einander aus, und 

 nun muss als drittes eine Vorrichtung hinzutreten, die die zeitliche 

 Dauer dieser Kraftwirkung registriert. Die ältere Art dieser Zeit- 

 registrierung geschieht durch Anwendung eines Uhrwerkes, das 

 zunächst genau wie jede Uhr ein Rädersystem durch Pendel- 

 schwingungen in genau bestimmten Grenzen erhält. Durch die 

 elektro-magnetische Kraft zwischen den beiden Spulen wird dann 

 der normale Gang beschleunigt und die Abweichung vom normalen 

 Gang misst die elektrische Arbeit. Es ist nun ersichtlich, dass 

 jeder solcher Zähler genau so wie jede gute Uhr, damit sie dauernd 

 richtig geht, einer periodisch zu wiederholenden Kontrolle und Rei- 

 nigung zu unterwerfen ist; insbesondere ist dieses bei dieser Art 

 von Elektrizitätsuhren der Fall, da dieselben nur durch den von dem 

 Strome bewirkten Gangunterschied die Elektrizität messen, jeder 

 Fehler im Gange der Uhr addiert sich daher zu der gemessenen 

 Elektrizitätsmenge hinzu. Man hat diesen Einfluss des Gangfehlers 

 dadurch bedeutend herabgesetzt, dass man zwei Uhren in ein Ge- 

 häuse einschloss, von denen eine stets richtig gehen soll, während 

 nur die andere vom Strom beeinflusst wird, und es wird nur die 

 Differenz der beiden Uhren registriert. Es ist klar, dass ein grosser 

 Teil der Einflüsse, die die Uhren fehlerhaft machen, unter diesen 

 Verhältnissen beide Uhren gleichmässig treffen wird, also die elek- 

 trische Registrierung nicht stören wird, trotzdem bleiben immer noch 

 genug Störungen durch Verschmutzung, Dickwerden des Öles, durch 

 welche ein ungleicher Gang beider Uhren entstehen kann, der dann 

 als Elektrizitätsverbrauch registriert wird. Die neueste Vervollkomm- 

 nung dieses Zählersystems scheint allerdings durch sinnreiche Um- 

 schalteeinrichtungen auch diese Fehlerquelle beseitigt zu haben, und 

 durch Hinzufügen eines selbsttätigen, elektrischen Aufzuges der Uhren 

 diese Type zur höchstvollkommenen ausgebildet zu haben ; aber es 

 muss doch erst eine längere Erfahrung lehren, ob der nunmehr 

 äusserst kompliziert gewordene Apparat M-irklich auf längere Zeit 

 sich gleichmättig betriebsfähig erhalten lässt. 



Neben diesen Uhrwerkszählern sind weit verbreitet und besonders 

 bei den städtischen Elektrizitätswerken in Gebrauch Zählerformen, 

 bei welchen die Hauptstromspule nach Art eines kleinen Motors zu 

 wirken strebt. Die Geschwindigkeit der entstehenden Rotation wird 

 durch eine magnetische Bremsung so reguliert, dass die Anzahl der 



