418 Prof. Qoldschmidt: Schatten-Goniometer. 



Schatten-Goniometer. 



Von 

 Prof. Goldschmidt. 



(Gesammteitzung vom 7. Februar 1896.) 



Prof. Ooldschmidt demonstrirt ein neues Goniometer, das 

 er als Schatten-Groniometer bezeichnet. Er erläutert kurz das 

 Princip der zweikreisigen Krystallmessung, bei der der Ort einer Fläche 

 durch zwei coordinirte Winkel bestimmt wird, so wie ein Punkt auf 

 der Erde durch Länge und Breite. Die Messung geschieht auf folgende 

 Weise. Man setzt auf jede Fläche der Reihe nach ein Metallplättchen 

 mit dazu senkrechter Nadel. Das Plättchen legt sich dicht an und 

 haftet, je nach der Glätte der Fläche, durch Befeuchten oder durch 

 ein Klebmittel. Die Nadel steht nun senkrecht zu der Fläche. Dem 

 Instrument gegenüber stellt man eine Lichtflamme auf und richtet durch 

 eine Linse die Strahlen parallel. Durch Drehen um zwei auf einander 

 senkrechte Axen mit Theilkreisen bewirkt man, dass die Fläche zu der 

 Richtung der Strahlen senkrecht steht, was man daran erkennt, dass 

 der Schatten der Nadel verschwindet. Es ist das Princip der Sonnen- 

 uhr. Ist so die Fläche eingestellt, so gibt die Ablesung an den beiden 

 Theilkreisen die zwei Winkelcoordinaten der Flächenposition. 



Das Instrument eignet sich für grosse Krystalle mit nicht spiegelnden 

 Flächen. Es kann auch in der Weise verwendet werden, dass man 

 spiegelnde Glasplättchen auf die Flächen auflegt und den Reflex der 

 oben genannten Lichtquelle auf einem Schirm auffängt (Spiegel- 

 Goniometer). 



