556 A. Winkelmann und R. Straubel, 
I 
1) ROnTGEN hat bereits die Brechbarkeit der X-Strahlen fiir 
eine Reihe von Substanzen untersucht. Versuche mit Wasser und 
Schwefelkohlenstoff ergaben gar keine Ablenkung; mit einem Hart- 
gummi- und Aluminiumprisma wurden Bilder erhalten, an denen 
man vielleicht eine Ablenkung erkennen konnte. Doch war die 
Sache sehr unsicher und der Brechungsexponent der X-Strahlen 
in den zuletzt genannten Substanzen wiirde héchstens 1,05 sein. 
Versuche mit Prismen von dichteren Metallen lieferten RONTGEN 
wegen der geringen Durchlassigkeit und der in Folge dessen geringen 
Intensitét der durchgelassenen Strahlen kein sicheres Resultat. 
2) Hier haben wir zunichst angekniipft. Es wurden 5 Me- 
talle untersucht und zwar in folgender Anordnung. Nahe an 
einer horizontal gehaltenen Hrrrorrr’schen Réhre'!) wurde eine 
quadratische Bleiplatte von 20 cm Seite und 1,3 mm Dicke mit 
einem vertikalen Spalt, der 11 mm hoch und 1,7 mm breit war, 
vertikal aufgestellt. In einem Abstand von 45 mm stand eine zweite 
Bleiplatte gleicher Dicke und gleicher Gréfe wie die erste. Die- 
selbe hatte einen 26 mm hohen und mehrere mm breiten Spalt, 
der aber durch zwei Bleistreifen, die genau abgeglichene, 
ebene Begrenzungsflachen hatten, bis auf eine Breite von 0,26 mm 
wieder verschlossen wurde. Ferner war der Spalt, dessen Lings- 
richtung vertikal war, durch zwei horizontale Bleistreifen von 
4.5 mm Breite, in drei tiber einander liegende, genau gleich breite 
und annahernd gleich hohe Abtheilungen getheilt; diese Bilei- 
streifen waren auf der Seite befestigt, welche der Hrrrorrr’schen 
Roéhre zugekehrt war. Auf der anderen Seite der Platte und zwar 
auf den vertikalen Bleistreifen wurden drei Metallprismen mit 
Wachs derart befestigt, daf die Ablenkung durch das obere 
und untere derjenigen durch das mittlere Prisma entgegen- 
gesetzt wurde. Die Prismen hatten einen brechenden Winkel von 
nahezu 30° und wurden so auf dem Spalt befestigt, dag die 
1) Die von uns benutzten geraden Hrrrorr’schen Réhren waren 
von Herrn Dr. H. Geissler Nachf. Franz Miller in Bonn geliefert. 
Der Induktionsapparat hatte im Maxim. 50 cm Schlagweite; er wurde 
bei unseren Versuchen mit 12 Akkumulatoren getrieben; der primiire 
Strom hatte eine mittlere Stromstirke von 1,5 Amp. — Die Réhren 
waren so wirksam, dafs man einen Platincyaniirschirm in dem ganzen 
Untersuchungsraum, selbst wenn der Schirm 11 m von der Réhre ent- 
fernt war, noch aufleuchten sah. 
