28 



werden, die eine ein stählerner Kegel von 54** Oeffnnng, 13 Gran 

 schwer, die andere ein in Blei gefasster Diamantkrystall, der mit 

 der Hülse ein Gewicht von 2,5 Gran hat. Das Verfahren ist nun 

 folgendes: Zuerst wird eine Glasscheibe auf die Oberfläche des 

 Minerals gelegt, und der Balken so weit hinuntergelassen, bis 

 die Spitze das Glas berührt; dann wird das Glas wieder hinweg- 

 genommen, die excentrische Scheibe gedreht, und nun drücken 

 die auf das Täfelchen gelegten Gewichte die Spitze des Minerals 

 ein. Die dazwischen gelegte Glasscheibe bewirkt, dass die Spitze 

 immer ganz senkrecht die Oberfläche des Minerals berührt. Da- 

 rauf muss nun das Mineral selbst langsam fortbewegt werden, 

 was mittelst einer weiteren Schraube geschieh^ welche die Platte, 

 auf der der hölzerne Unterlagswürfel ruht, fortbewegen kann. 

 Endlich wird das Gewicht festgestellt, welches auf das Gewichts- 

 täfelchen gelegt werden muss, damit ein Strich von der Spitze 

 auf die Oberfläche des Minerals bemerkbar wird. Die Platte auf 

 welcher der hölzerne Würfel steht, kann gedreht werden und ist 

 mit einer Kreistheilung versehen. Um einen sehr kleinen Unter- 

 schied im Widerstände nach verschiedenen Richtungen derselben 

 Fläche zu messen, bedient sich Vf noch eines zweiten, folgen- 

 dermassen konstruirten Instrumentes. An der Seite der unter l) 

 beschriebenen Platte sind auf dem Gestell, welches das ganze 

 Instrument trägt, 2 stählerne Schienen angebracht, auf denen sich 

 2 Rädchen mit grosser Leichtigkeit bewegen können. Auf den 

 Axen dieser Rädchen senkrecht stehen 2 Metallstäbe, die oben 

 durch einen Querbalken verbunden sind, von dessen Mitte wie- 

 der ein horizontaler Arm ausgeht, der an seinem Endpunkte die 

 Spitze hält. Dieser Arm kann, je nachdem es die Grösse des 

 Minerals fordert, gehoben und gesenkt werden. Ein an dem 

 Gylinder der Spitze befestigter Faden ist über ein Rad gezogen 

 und trägt eine Waagschale. Die Spitze kann beliebig beschwert 

 werden. Diess Instrument wird nun so mit dem vorigen Gestell 

 verbunden, dass das Rad, über welches der die Waagschale tra- 

 gende Faden geht, auf das Gestell, das der unter 2) beschriebe- 

 ne Balken trägt, nach dessen Entfernung befestigt wird; dabei 

 bleibt die in Grade getheilte Unterlage in Anwendung. Das Ge- 

 wicht, welches auf die Waagschale gelegt wird, um die Spitze 

 fortzubewegen, ist das Maas des Wiederstandes der Körpertheil- 

 chen. Dieser Widerstand ist ohne Zweifel um so grösser, je 



