LXVII 



oberen es erreicht, daß selbst bei großen Aperturen die Bilder 

 scharf und farbenrein erscheinen. Amici hat auch die Vergröße- 

 rung der Apertur durch Immersionssysteme erstrebt. Aber all diese 

 überaus verdienstlichen Arbeiten waren doch mehr ein Tatonne- 

 ment als ein Schaffen auf Grund theoretischer Studien. Anders 

 wurde es, als Abbe alle Konstruktionselemente voraus berechnet 

 und zur allgemeinen Benutzung gebracht hatte. Nachdem nun noch 

 durch Zusammenarbeiten der Zeiß'schen Werkstätte mit dem Jenaer 

 Glaswerke von Schott und Genossen eine Anzahl neuer Glas- 

 sorten aufgefunden war, konnten auch die letzten Fehler, die den 

 besten achromatischen Linsen noch anhafteten, beseitigt werden. 

 Das Resultat dieser Arbeiten war die Einführung der Apochromat- 

 Objektive und Kompensations-Okulare. Nach diesem Rückblick auf 

 die Entwicklungsgeschichte des Mikroskops ging der Vortragende 

 zur Erläuterung der neueren Fortschritte über. Abbe und Helm- 

 HOLTZ gaben die Erklärung für die spezifische Funktion des Öff- 

 nungswinkels und deuteten zugleich auf zwei Wege hin, auf denen 

 ein Fortschritt in der Leistung der Mikroskope zu erreichen war: 

 entweder müsse die Apertur der Systeme vermehrt oder die Wellen- 

 länge des Lichtes vermindert werden. Nun läßt sich eine Ver- 

 größerung der Apertur durch Benutzung eines Einschlußmediums 

 von hoher Refraktion ermöglichen. Abbe berechnete auch eine 

 homogene Immersion, die die Apertur l,6o hatte. Als Einbettungs- 

 medium diente Monobromnaphthalin. Sie konnte aber deswegen 

 nicht allgemein eingeführt werden, weil das Monobromnaphthalin 

 organische Gewebe zerstörte. Nur Diatomaceen erwiesen sich dem 

 Monobromnaphthalin gegenüber als widerstandsfähig genug. So 

 war man also zuletzt auf den anderen Weg, auf die Verminderung 

 der Wellenlänge des Lichts, verwiesen. Bedingung hierbei ist, nur 

 Licht von einer bestimmten Wellenlänge zu benutzen, damit nicht 

 das den größeren Wellenlängen entsprechende Bild das vom kurz- 

 welligen Lichte gebildete überdecke. Da gelang es nun Dr. Köhler, 

 dem wissenschaftlichen Mitarbeiter der Firma Zeiss, ultraviolettes, 

 für das Auge nicht wahrnehmbares Licht zu isolieren und zur An- 

 wendung zu bringen. Hierzu bedurfte es eines besonderen Beleuch- 

 tungsapparates, einer eigenartigen optischen Ausrüstung des eigent- 

 lichen Mikroskops, einer Vorrichtung zum Beobachten der an und 

 für sich unsichtbaren Bilder und einer mikrophotographischen 

 Kamera. An einer Reihe von Diapositiven erläuterte der Vor- 

 tragende die Konstruktion des ganzen Apparates. 



Lichtstrahlen, die von einem zwischen Kadmium- oder Mag- 

 nesiumelektroden überspringendem Funkenstrome ausgehen, werden 

 durch einen besonderen Beleuchtungsapparat aus Bergkristall-Linsen 

 und -Prismen zerlegt und die zur Anwendung kommenden Strahlen 

 (A = 275 resp. 280 f.1 f.C) durch eine Irisblende abgesondert und 

 durch einen Kondensor dem Objekt zugeführt. Dieses liegt zwischen 

 einem aus Bergkristall hergestellten Träger und einem Deckplättchen 

 aus geschmolzenem Quarz. Als Einschlußmittel dienen Wasser, 

 physiologische Kochsalzlösung, Glyzerin- und Vaselinlösung. Die 

 Objektive bestehen aus geschmolzenem Quarz, die Okulare aus, 

 Bergkristall. Zur Beobachtung und Einstellung des Bildes wird 

 ein zweckmäßig konstruierter ,, Sucher" benutzt. Erscheint auf ihm 



5* 



