LXX 



Länge und Stärke abnahmen, je unvollkommener die Abstimmung 

 war. Dieselben Apparatenelemente dienten dann dazu, die elek- 

 trischen Wellen mit ein bis zehn Schwingungsbäuchen auf einer 

 Seibtschen Spule, der eine evakuierte Glasröhre mit aufgeklebtem 

 Stanniolstreifen parallel gelegt war, vorzuführen. Auch hier war 

 die Leichtigkeit der Einstellung durch die Verwendung der Kon- 

 densatoren und der ausziehbaren Drahtspule bedingt. In einer 

 weiteren Versuchsanordnung zeigte der Vortragende das Zustande- 

 kommen von elektrischen Drahtwellen durch Verwendung eines 

 einfachen HERTZschen Erregers, der sich von den sonst üblichen 

 dadurch unterscheidet, daß die Länge des Erregers nach Art einer 

 Posaune ausziehbar ist. So konnte auch die Länge der stehenden 

 elektrischen Drahtwellen und die Lage der Knoten und Bäuche 

 verändert werden. Die Abstimmung geschah durch aufgesetzte 

 Brücken, die schon bei der Verschiebung von einem Millimeter ein 

 Verlöschen der als Anzeiger dienenden Geislerschen Röhren von 

 vier Zentimetern Länge zur Folge hatte. 



Zum Schluß zeigte der Vortragende noch einen mit Hartgummi 

 umkleideten Metallstab, der, mit einem Fell gerieben, so stark 

 elektrisch wurde, daß man nach einmaligem Reiben lange Funken 

 aus dem Stabe ziehen konnte. Als dann der geriebene Stab in ein 

 Messingrohr gesteckt wurde, dienten der Stab im Innern und das 

 Rohr außen als Belegungen einer Leydener Flasche, die starke 

 elektrische Entladungserscheinungen zeigte. So war die physiolo- 

 gische Wirkung so stark, daß schon nach dreimaligem Reiben die 

 durch den menschlichen Körper geleitete Entladung einen starken 

 Muskelreiz hervorrief. Die Verwendung dieses Stabes zur Entzün- 

 dung einer Gasflamme oder zur Einleitung der E.xplosion eines 

 explosiblen Gasgemisches in der elektrischen Pistole demonstrierte 

 dann nochmals die starke Funkenentladung des Apparates. 



21. Sitzung am 5. Juni. 



Herr Dr. A. Schwassmann: Über den Zeitdienst der 

 Hamburger Sternwarte. 



Der Zeitdienst der Hamburger Sternwarte setzt sich aus zwei 

 Hauptaufgaben zusammen, nämlich aus der astronomischen Bestim- 

 mung der richtigen Zeit und zweitens aus der Ausgabe dieser Zeit 

 für die Zwecke des öffentlichen Lebens, insbesondere der Schiffahrt. 

 Die Bestimmung der Zeit geschieht an jedem sternklaren Abend 

 durch Beobachtung von Sterndurchgängen durch den Meridian an 

 einem Passageninstrument. Um hierbei exakte Resultate zu erhalten, 

 müssen nicht nur die Instrumentalfehler jedesmal genau bestimmt 

 werden, sondern es ist auch die sog. persönliche Gleichung des Be- 

 obachters, d. h. die subjektive Auffassung der Sterndurchgänge 

 durch die im Fernrohr aufgespannten Spinnfäden, zu eliminieren. 

 Dies ist in neuester Zeit mit einem hohen Grade von Genauigkeit 

 durch Anwendung des unpersönlichen Mikrometers von Repsold 

 möglich geworden, bei welchem die festen Fäden des Fernrohrs 

 durch einen beweglichen Faden ersetzt sind, der dem Sterne vom 

 Beobachter nachgeführt wird, und dessen Bewegung sich automatisch 



