LXXXIII 



angefertigt werden, wogegen die parallaktische Aufstellung des In- 

 struments von A. Repsold & Söhne in Hamburg hergestellt wird. 

 Das Kuppelgebäude für den großen Refraktor erhält eine Kuppel 

 von 13 Meter Durchmesser und einen Schwebefußboden mit einer 

 Hubhöhe von 4,5 Meter, der mittels elektrischer Kraft bewegt 

 werden wird. Dieses Gebäude ist auf dem vorderen Terrain errichtet 

 und hat einen Anbau, in dem einige Laboratoriumsräume untergebracht 

 sind. Östlich davon ist das Meridianhaus für den neuen Meridian- 

 kreis errichtet. Das Instrument wird von A. Repsold & SÖHNE 

 erbaut und ein Objektiv von 19 Zentimeter Öffnung und 2,3 Meter 

 Brennweite von C. A. Steinheil Söhne erhalten. Sämtliche Teile 

 des Instruments werden, soweit möglich, aus Nickelstahl und Eisen 

 hergestellt werden. Der Okularkopf erhält ein unpersönliches Mikro- 

 meter und Deklinationsmikrometer mit Registrier-Einrichtung. Be- 

 sonderes Gewicht ist auf die Möglichkeit einer mehrfachen Bestim- 

 mung und Kontrolle der Instrumentalfehler gelegt. Der Meridian- 

 kreis wird deshalb mit einem Hängeniveau und zwei am Fernrohr- 

 tubus befestigten Niveaus ausgerüstet, mit einem Nadiz- und einem 

 Zenithspiegel. Ferner wird im Beobachtungsraume auf dem Süd- 

 pfeiler ein Horizontalkollimator mit azimutalem Okularmikrometer 

 aufgestellt, auf dem Nordpfeiler eine Mirenlinse für eine in 105 Meter 

 Entfernung in einem besonderen Häuschen unterzubringende Loch- 

 mire. Diese Mire bildet gleichzeitig die Südmire für das genau 

 in demselben Meridian 53 Meter weiter nördlich aufzustellende alte 

 vierzöllige REPSOLD'sche Passagen-Instrument. Die Ortsveränderung 

 dieser Mire wird daher durch beide Instrumente unabhängig er- 

 mittelt werden können ; außerdem wird es nach Entfernung der 

 Mirenlinsen möglich sein, die beiden Meridian-Instrumente, den 

 Meridiankreis und das Passagen-Instrument, direkt aufeinander ein- 

 zustellen. Weiter sind für den Meridiankreis noch zwei Fern- 

 miren in Aussicht genommen, die südliche in 4,5 Kilometer, die 

 nördliche in 1,2 Kilometer Entfernung; die letztere wird auch vom 

 Passagen-Instrument aus eingestellt werden können. Zur Unter- 

 suchung der Bewegungen der Pfeiler werden vertikale Kollimatoren in 

 die Pfeiler eingebaut. Auch für die Pfeiler der Mire und der Mirenlinse 

 sind vertikale Kollimatoren mit Quecksilberhorizont und eine Kreuz- 

 schlitten-Einstellung der Mire und der Mirenlinse in Aussicht genommen. 

 Das Instrument wird voraussichtlich im Sommer 1908 feitiggestellt 

 werden. Das zur Aufstellung desselben bestimmte Meridianhaus 

 wird in ähnlicher Weise hergestellt wie auf der Kieler Sternwarte. 

 Es hat in nordsüdlicher Richtung eine Länge von 10 Meter, in 

 ostwestlicher Richtung eine solche von 8 Meter und wird von 

 einem halbzylindrischen, tonnenförmigen Gewölbe überdacht. Dieses 

 Dach und die Stirnwände werden doppelwandig aus 2 Millimeter 

 starkem Stahlblech hergestellt und tragen, um die Umwandung vor 

 direkter Sonnenstrahlung möglichst zu bewahren, eine jalousieartig 

 angeordnete Holzverkleidung. Der um den Mittelpunkt des Instru- 

 ments konzentrisch verlaufende Spalt erhält eine Breite von 2 Meter 

 und wird durch einen auf der Grundmauer laufenden zweiteilgen 

 Spaltschieber verschlossen. Die beiden Instrumentenpfeiler sind mit 

 den Kollimator und Mirenlinsenpfeiler zusammen auf einem gemein- 

 samen Mauerklotz von 6X8 Meter Grundfläche und 3,5 Meter 



6* 



