EHE 
und Katarrhe hervorgerufen. Die Stimme wird heiser, die Augen 
tränen, und man findet sich in gereizter Stimmung, ohne die Ursache 
hierfür zu erkennen. Leider gibt das persönliche Gefühl zur Be- 
urteilung des richtigen Feuchtigkeitsgrades gar keinen Anhalt. 
Während man leicht empfindet, ob es zu warm oder zu kalt ist, 
hat man gar kein Gefühl dafür, ob es zu feucht oder zu trocken 
ist. Noch in manch anderer Beziehung macht sich das Bedürfnis 
geltend, den Feuchtigkeitsgrad zu kontrollieren. Von den bekannten 
Feuchtigkeitsmessern haben sich die Psychrometer wegen zu großer 
Ungenauigkeit und Unbequemlichkeit nicht gut bewährt, und die 
Kondensationshygrometer verlangen Geschick bei der Handhabung 
und ermangeln ebenfalls der Einfachheit, so daß beide als praktische 
Beobachtungsinstrumente wenig tauglich erscheinen. Der Vortragende 
demonstrierte nun ein neues Instrument, welches wie die bekannten 
Haarhygrometer auf dem Prinzip der Ausdehnung menschlicher 
Haare beruht. Die vielfach bestehende Animosität gegen Haar- 
hygrometer hat ihren Grund wohl hauptsächlich darin, daß diesen 
Apparaten bisher zu große Mängel anhafteten, als daß man den 
Feuchtigkeitsgrad genau hatte ermitteln können. Namentlich zeigt 
die Verwendung einer Welle, um die das Haar geschlungen wird, 
um seine Längenänderungen auf einen Zeiger zu übertragen, große 
Schattenseiten; die Welle bewirkt leicht eine Verschlingung des 
Haares und oxidiert stark, so daß die freie Beweglichkeit gehemmt 
wird. Bei dem Hygrometer des Vortragenden ist die Welle ganz 
beseitigt. Vermittels einer eigentümlichen Konstruktion, welche 
dem Prinzip des Multiplikators ähnelt, sind die kleinen Verlängerungen, 
welche die Haare bei Zunahme der Feuchtigkeit erfahren, so ver- 
erößert, daß man eine aufrecht stehende und bequem sichtbare 
Skala erhält, welche vom Zustande größter Trockenheit (0 °/o) bis 
zur größten Feuchtigkeit (100 °’o) eine Höhe von 10 cm besitzt. 
Die Konstruktion des Instruments ist außerordentlich einfach. An 
einem wagerecht befestigten Stäbchen von Io cm Länge hängt, 
ihm parallel gerichtet, ein zweites aus Alnminium. Dieses ist so 
mit dem andern verknüpft, daß zwei Bündel blonder Haare die 
Diagonalen eines Rechteckes bilden, dessen frei hängende untere 
Seite durch das Aluminiumstäbchen gebildet wird. Bringt man 
diese Vorrichtung aus einem Raum von 0 °/o in einen solchen von 
100 °/o Feuchtigkeit, so verlängern sich die Haarbündel um 2 mm, 
infolgedessen sinkt das Stäbchen um I2 mm abwärts, Da nun 
acht solcher Stäbchen immer in gleicher Weise mit dem vorher- 
gehenden durch diagonalförmig angebrachte Haarbündel verbunden 
sind, so sinkt das letzte Stäbchen, welches einen Zeiger trägt, um 
8X 12 96mm, also fast um ıo cm. Es hat sich gezeigt, daß 
die Angaben dieses neuen Hygrometers erstaunlich genau sind. 
Ein Vergleich einer größeren Anzahl solcher Instrumente mit einem 
absoluten, nämlich einem Aßmannschen Aspirationspsychrometer, 
welcher während des Vortrages ausgeführt wurde, ergab in der 
Tat eine Übereinstimmung auf ı °/o. Dieser Erfolg scheint lediglich 
darin begründet zu sein, daß wegen der Vermeidung einer Welle 
keine Möglichkeit vorhanden ist, daß fehlerhafte Veränderungen 
und Schäden entstehen. Die Empfindlichkeit dieser Haarhygrometer 
ist so groß, daß sie momentan auf Änderungen der Feuchtigkeit 
Zum Ga 
