LIII 
reagieren und sich in wenigen Minuten richtig einstellen. Ein 
besonderer Vorteil dieser — in optischen Geschäften erhältlichen — 
Instrumente ist noch darin zu erblicken, daß die Kosten der Her- 
stellung weit geringer sind, als dies bei anderen Vorrichtungen 
der Fall ist, ein Umstand, der für die Verbreitung des Hygrometers 
von Bedeutung ist. 
8. Sitzung am 21. Februar. Vortragsabend der physikalischen 
Gruppe. 
Herr Dr. ing. VOEGE: Beobachtungen über die Farbe einiger 
künstlicher Lichtquellen. 
Bei Beurteilung der »Oekonomie« einer Lichtquelle bleibt die 
Farbe des Lichtes ganz unberücksichtigt, und doch ist sie von 
großer Bedeutung; denn jede künstliche Beleuchtung soll ja das 
Tageslicht möglichst ersetzen, und es kommt darum nicht nur 
darauf an, daß man bei dem künstlichen Licht hell und dunkel 
unterscheiden kann, sondern es sollen sich auch die Gegenstände 
in den vom Tageslichte her gewohnten Farben zeigen. Es ist 
deshalb die neue Quecksilberlampe von HEWITT trotz ihrer großen 
Helligkeit kaum zu gebrauchen, da in ihrem Lichte rot schwarz 
erscheint und die menschlichen Gesichter eine fahle Leichenfarbe 
annehmen. Zur Beurteilung der Güte einer Lichtquelle ist also in 
vielen Fällen unbedingt auch ein Vergleich der Farbe des Lichtes 
mit dem Tageslichte erforderlich. Um diesen Vergleich auszuführen, 
kann man das zu prüfende Licht mittels eines Prismas in seine 
Einzelfarben zerlegen und dann mit einem Spektralphotometer näher 
untersuchen. Dieses Verfahren ist aber für praktische Zwecke zu 
umständlich. Eine andere Möglichkeit ist die, aus dem Gesamtlichte 
durch Einschalten eines gefärbten Glases einen bestimmten Spektral- 
bezirk herauszublenden und in diesem Lichte auf die gewöhnliche 
Weise zu photometrieren. Der Vortragende hat diese Methode 
angewandt mit der Modifikation, daß er das gewöhnliche Photometer- 
bild durch ein monochromatisches, vor die Lupe in den Photometer- 
kopf eingesetztes Glas betrachtete. Es wurden Jenenser Farbgläser 
benutzt, und zwar solche vom äußersten Rot, von roter, gelbgrüner, 
grüner und blauer Farbe. Ein rein gelbes Glas läßt sich nicht 
herstellen, weshalb das gelb-grüne zur Verwendung kam. Als Ver- 
gleichslampe mußte natürlich eine möglichst alle Strahlen gleich- 
mäßig enthaltene Lichtquelle genommen werden; es diente hierzu 
eine sookerzige Glühlampe für ııo Volt. Die Anordnung wurde 
so getroffen, daß der Photometerkopf in passendem Abstande von 
der zu prüfenden Lampe fest aufgestellt und die Vergleichslampe 
ihm genähert oder von ihm entfernt wird. Auf diese Weise hat 
der Vortragende außer dem Tageslichte bei bedecktem Himmel die 
folgenden Lichtquellen untersucht: die Tantallampe, die Nernst- 
lampe, die Petroleumlampe, Azetylen, die gewöhnliche Bogenlampe, 
