XCIV 
Windmühlen, neuerdings auch durch Windmotore. Noch in anderer 
Beziehung spielt die Luftbewegung eine große Rolle, nämlich bei 
der Ventilation von Wohn- und Arbeitsräumen. Besonders in den 
Gruben hat man wegen der Gefahr schlagender Wetter auf eine 
ausreichende Versorgung mit frischer Luft ein wachsames Auge 
und mißt hier fortlaufend dnrch die sogenannten Gruben-Anemo- 
meter die Stärke der Luftbewegung,. 
Einzig und allein die Veränderungen in der Stärke des Windes, 
die in unseren Gegenden großen Schwankungen unterliegt, führten 
zu der Konstruktion der sogenannten Anemometer. Man will wissen, 
wie groß die augenblickliche Windstärke an einem Orte, ferner 
welches die durchschnittliche Stärke ist; denn der Wind schwankt 
ja andauernd und bisweilen sehr stark; man will ferner wissen, in 
welchem Grade er im Laufe des Tages, des Jahres, in längeren 
Zeiträumen, in den verschiedenen Gegenden der Meere und Länder 
schwankt, welcher größte Winddruck (z. B. bei der Aufführung 
von Bauwerken) angenommen werden muß u. a. m, 
Man hat verschiedene Arten von Anemometern für die ver- 
schiedenen Zwecke der Wissenschaft und Praxis in Verwendung. 
Das verbreitetste Instrument ist das »Schalenkreuz-Anemometer« 
von ROBINSON, das u. a. wohl auf allen meteorologischen Stationen 
anzutreffen ist, und auch auf dem Turm der deutschen Seewarte 
in dauerndem Betrieb ist. Man sieht dort auf einem eisernen 
Gerüst, dem Winde möglichst frei ausgesetzt, eine sich beständig 
drehende Mühle. Diese ganz einfache, aber in ihrer Theorie noch 
nicht völlig erklärte Vorrichtung besteht aus halben Kugelschalen, 
die an wagerechten Armen so angebracht sind, daß der Wind 
auf der einen Seite in die Kugelschalen hineinbläst, aber auf der 
gegenüberliegenden Seite auf die gewölbte Seite der Schalen trifft. 
Vier solcher Schalen sind im Kreise angeordnet und stehen sich 
kreisförmig gegenüber. Das ganze Rädchen dreht sich um eine 
senkrechte Achse, und zwar um so schneller, je stärker der Wind 
ist. Daß sich der Apparat dreht, kommt natürlich daher, daß der 
Druck in die Hohlschale hinein größer ist als auf der anderen 
Seite auf die Wölbung derselben. Durch ein Zählwerk, ähnlich 
wie bei den Gasuhren, wird die Zahl der Umdrehungen des Räd- 
chens angegeben und daraus die Windgeschwindigkeit ermittelt. 
Wie groß diese bei den verschiedenen Umdrehungszahlen des 
Anemometers ist, erprobt man vor der Aufstellung desselben, indem 
man einen künstlich erzeugten Wind von verschiedener, aber genau 
bestimmter Geschwindigkeit auf das Instrument wirken läßt und 
und feststellt, mit welcher Geschwindigkeit dabei das Rädchen 
umläuft. Ein großer Vorzug dieses Anemometers besteht neben 
seiner großen Einfachheit darin, daß der Wind aus einer beliebigen 
Himmelsgegend wehen kann. 
Diesen Vorteil besitzt das ebenfalls häufig zu Windmessungen 
angewandte WOLTMANN’sche »Flügel-Anemometer« nicht. Es gleicht 
im Prinzip ganz der gewöhnlichen Windmühle, deren Flügel sich, 
ee ee 2 7 Sn rue 
wenn sie nichts zu mahlen hat, bekanntlich um so schneller 
drehen, je stärker der Wind ist. Wie eine solche Mühle (durch 
Menschenhand) stets in den Wind gedreht werden muß, muß auch 
das (natürlich sehr viel kleinere) Flügel-Anemometer in die jeweilige 
