XCV 
Windrichtung eingestellt werden. Dies besorgt eine Windfahne, 
die mit dem Instrument verbunden ist, selbstätig, was auch der 
Müller erreichen könnte, wenn er an dem »Schwanz« seiner Mühle 
eine große senkrechte Scheibe anbrächte. Der Wind dreht die 
Mühle dann immer in seine Richtung. Auch bei diesem Anemo- 
meter ermittelt man die Windgeschwindigkeit aus der am Zählwerk 
abgelesenen Umdrehungsgeschwindigkeit. Will man die Luftbewegung 
beispielsweise in Gruben feststellen, so schwankt ja hier die Rich- 
tung der bewegten Luft fast gar nich. Dann kann man das 
Flügel-Anemometer ohne Richtfahne benutzen. 
Leider sind diese »Rotations-Anemometer« zur Messung von 
Windstößen, von Böen von sehr kurzer Dauer nicht recht brauchbar. 
Gerade die momentanen Stöße beanspruchen ein großes Interesse, 
freilich mehr in praktischer Hinsicht. Die genannten Apparate 
geben aber zunächst nur durchschnittliche Werte für kürzere oder 
längere Zeiträume an, nicht zugleich auch die augenblicklichen. 
Um auch diese zu messen, stellt man den Druck fest, den ein 
Körper von bestimmter Form und Größe im Winde erfährt. 
HooKE verwendete hierzu schon im Jahre 1667 eine pendelnde 
Scheibe, die von einer Windfahne dem Winde entgegen gedreht 
wird. Das Pendel entfernt sich um so weiter von der Gleichgewichts- 
lage, je stärker der Wind ist. Auch dieser Apparat ist noch heute 
auf meteorologischen Stationen in Gebrauch. Genaue Werte gibt 
er indessen nicht, weil das Pendel zu unruhig hin- und herschwingt. 
Rationeller verfuhr OsLER, der auf einer Windfahne eine Scheibe 
senkrecht anbrachte, so daß auf ihrer Rückseite Federn zusammen- 
gedrückt werden, wenn der Wind auf die Scheibe trifft. Aber die 
Angaben auch dieses Instrumentes erweisen sich als wenig genau. 
Weit besser sind die Angaben des Winddruckanemometers von 
Dines. Läßt man den Wind in ein vorn offenes, aber sonst 
geschlossenes Rohr hineinblasen, so wird die darin befindliche 
Luft etwas komprimiert. Diese der jeweiligen Windstärke ent- 
sprechende Kompression kann man durch ein Manometer bequem 
messen. Natürlich muß auch hier das (wagerecht gelagerte) Rohr 
von der Fahne in den Wind gedreht werden. Die Theorie dieses 
Apparates und die Erfahrung haben gezeigt, daß die Resultate 
ziemlich genau sind. Deshalb wird er insonderheit für praktische 
Zwecke, wenn es beispielsweise auf die Druckwirkung des Windes 
auf Bauwerke ankommt, als einer der besten empfohlen. Eine 
andere, allerdings weniger einwandsfreie, aber äußerst einfache 
Vorrichtung, die sich jedermann leicht selbst herstellen kann, stellt 
das »Sauge-Anemometer« dar. Der Wind, der über einen Schorn- 
stein hinweht, erzeugt bekanntlich eine Saugewirkung, die in den 
Öfen einen verstärkten Zug hervorruft. Stellt man demgemäß ein 
oben offenes Rohr im Winde senkrecht auf und läßt es unten in 
eine Flüssigkeit eintauchen, so steigt diese in dem Rohr empor, 
um so höher, je stärker der Wind ist. Es ist jedoch ein Nachteil 
dieses Apparates, das der Wind bisweilen von der wagerechten 
Richtung abweicht und dann in das Rohr hineinbläst, statt zu 
saugen. Der Vortragende zeigte darauf eine von ihm erfundene 
Vorrichtung, die als einfacher Handapparat gedacht und bestimmt 
ist, hauptsächlich die Stärke der Böen zu ermitteln. Das oben 
