xXCVU 
Herr Prof. Dr. CLASSEN und Herr Dr. ing. VOEGE: Über 
den SIEMENS’schen Öscillographen. 
Bei allen Ableitungen und Rechnungen mit Wechselströmen 
wird zunächst ein Sinusartiger Verlauf der Strom- und Spannungs- 
kurve zu Grunde gelegt. Nun hat man es aber in der Technik 
in den seltensten Fällen mit reinen Sinusströmen zu tun; vielmehr 
werden die Kurven je nach der Art der Maschine und der Zu- 
sammensetzung des Stromkreises mehr oder weniger deformiert sein. 
Da bei stark verzerrten Kurven die theoretischen für Sinusströme 
ausgeführten Rechnungen nicht mehr stimmen, auch die Meß- 
instrumente keine richtigen Angaben mehr liefern, ist es von großer 
Wichtigkeit, die Form der Strom- und Spannungskurven experimentell 
zu ermitteln. Zu diesem Zwecke dienen die sogenannten Öscillo- 
graphen. Bei den meisten dieser Apparate wird ein sehr leicht 
bewegliches System, welches jeder momentanen Änderung der 
Stromstärke folgt, durch den zu analysierenden Wechselstrom in 
Schwingungen versetzt und diese Schwingungen mit Hilfe eines 
Lichtzeigers vergrößert sichtbar gemacht. Bedingung ist dabei, daß 
das bewegliche System eine so kleine Eigenschwingung besitzt, daß 
diese gegenüber der Schwingungsdauer des Wechselstromes nicht 
in Betracht kommt. Bei den vorgeführten Oscillographen von 
SIEMENS & HALSKE wird der zu prüfende Wechselstrom durch eine 
einfache im Felde eines starken Elektromagneten befindliche Draht- 
schleife gesendet. Auf diese Drahtschleife ist ein zwei Quadrat- 
millimeter großer Spiegel aufgeklebt, welcher die schwingende 
Bewegung der Drahtschleife mitmacht und einen auf ihn fallenden 
Lichtstrahl entsprechend reflektiert. Auf einem ruhenden Schirm 
oder einem ruhenden Spiegel beschreibt der Lichtstrahl bei Durch- 
gang von Wechselstrom durch die Drahtschleife eine gerade Linie. 
Wird gleichzeitig der Schirm oder Spiegel in senkrechter Richtung 
zu dieser Geraden bewegt, so werden die Augenblickswerte des 
Wechselstromes, welche in der geraden Linie enthalten sind, zeitlich 
auseinander gerückt, und man sieht ein der Änderung des Wechsel- 
stromes entsprechendes Kurvenbild.. Bei dem SIEMENS'schen 
Apparate sind zwei ganz gleichartige Stromschleifen vorhanden, so 
daß man gleichzeitig durch die eine Schleife einen der Spannung 
entsprechenden und durch die zweite einen dem Strom entsprechenden 
Zweigstrom senden kann und beide Kurven übereinander auf gleicher 
Nulllinie erhält. Werden im Ruhezustande die beiden Lichtpunkte 
zur Deckung gebracht, so sind die beiden Kurven um die zwischen 
Strom und Spannung bestehende Phasenverschiebung gegen ein- 
ander verschoben. Auch der Phasenwinkel läßt sich also mit dem 
Oscillographen feststellen. Der Apparat besitzt genügende Licht- 
stärke, um Kurven von 20 Zentimeter Scheitelhöhe bis auf einige 
Meter Abstand sichtbar zu machen. Seine Hauptaufgabe aber ist, 
die Kurven photographisch zu registrieren. Zu diesem Zwecke 
wird der bewegliche Spiegel durch eine Rolle mit Bromsilberpapier 
ersetzt. Die Bewegung dieser Rolle respektive des rotierenden 
Spiegels wird durch einen Einphasenwechselstrommotor geliefert, 
welcher mit der Periodenzahl des zu untersuchenden Stromes rotiert. 
Infolgedessen stehen die Kurven auf dem Beobachtungsschirm still. 
7 
