LXXVII 
burg wird ein Typus benutzt, der sehr einfach gebaut und vollständig 
zusammenlegbar ist und dabei ein vorzügliches Steigevermögen be- 
sitzt, das durch zwei seitlich angebrachte Flügel, die sich bei zu- 
nehmendem Winde aus Trag- in Steuerflächen verwändeln, noch ver- 
mehrt wird. Aus Aluminium und Magnalium konstruierte Apparate 
werden denf Drachen in passender Weise eingefügt; es sind dies 
selbst registrierende Thermometer, Aneroidbarometer, Hygrometer 
und Anemometer. Der Vortragende legte derartige Instrumente vor 
und erklärte Bau und Wirkung. Die Höhe, bis zu welcher die 
Drachen aufsteigen, wird entweder barometrisch gemessen unter Be- 
nutzung von Formeln und Korrektionen, die Herr Dr. PERLEWITZ 
näher angab und entwickelte — H —= A log EN wo p der Luft- 
druck in der Höhe H, p, der Luftdruck am Erdboden und A ein 
Proportionalitätsfaktor (etwa 18400) ist, der aber noch je nach der 
Temperatur der Luftsäule, der Feuchtigkeit, der Schwerkraft und der 
geographischen Breite etwas variiert — oder trigonometrisch; auch 
diese Messungsmethode wurde an Beispielen erläutert. Zugleich mit 
der trigonometrischen Ausmessung der Höhe wird auch das Azimut 
des Drachens oder Ballons bestimmt, indem der Theodolit so auf- 
gestellt wird, daß der Nullpunkt des Horizontalkreises nach Süden 
zeigt und dann das Fernrohr auf den Drachen etc. gerichtet wird, 
Die von den genannten Instrumenten in den verschiedenen Luft- 
schichten registrierten Daten werden in Tabellen eingetragen und 
diskutiert. So ergibt sich u. a, daß in der Luft eigentümliche 
Wärmeverhältnisse vorliegen, derart, daß z. B. in den unteren vier 
Kilometern die Temperatur pro je 100 Meter um je 0,5° fällt, in 
den Schichten, die 4—9 Kilometer vom Erdboden entfernt sind, um 
je 0,8°. Dann aber findet in einer Höhe von 9—ı5 Kilometern 
ein plötzliches Steigen statt, dem noch weiter nach oben ein Fallen 
folgt. Der Vortragende zeigte, wie die durch die Tagesperiode der 
Temperatur bedingten auf- und absteigenden Luftströme, die Kon- 
densation des Wasserdampfes zu Wolken an der oberen Grenze 
dieser Vertikalströmungen und äquatoriale und polare Luftströme 
als Grund für diese Erscheinungen angeführt werden können. Die 
plötzlichen Temperatursprünge, Erwärmungen bis zu IO°, die wir 
häufig an der oberen Grenze der Wolken anfınden, sind im wesent- 
lichen auch durch die adiabatischen Wärmeänderungen der auf- und 
absteigenden Luftmasse bedingt; erst in zweiter Linie kommt für 
diese Temperaturumkehrungen direkte Sonnenstrahlung und Reflexion 
über und an den Wolken in Betracht. Die Höhe über Io km ist 
nicht mehr vom Menschen ohne Schaden für seine Gesundheit er- 
reichbar. Unsere Kenntnisse aus diesen Höhen (bis 20 km) ver- 
danken wir dem Ballon sonde, einem nur etwa 2 m großen Gummi- 
ballon, der, mit Wasserstoffgas gefüllt und frei losgelassen, innerhalb 
einer halben Stunde das leichte Registrierinstrument von der Erd- 
oberfläche bis zu jenen Höhen emporträgt, oben infolge des ge- 
ringeren äußeren Luftdruckes sich ausdehnt, schließlich platzt und 
mit dem an einem Fallschirm befestigten Instrument in etwa der 
gleichen Zeit wieder zur Erde niederfällt, wo er gefunden und ge- 
mäß den beigegebenen Anweisungen den Instituten zurückgesandt 
wird. Solche Registrierballonaufstiege werden besonders an den 
