LXI 



Interferenzstreifen und der Abstand des Drahtes von dem Schirme, 

 auf dem die Streifen auftreten, stehen nun in einem einfachen Ver- 

 hältnisse zur Wellenlänge des Lichtes. Wenn man die drei ge- 

 nannten Größen kennt, so läßt sich daraus die Wellenlänge des 

 Lichtes sufort bestimmen. In dem vorgeführten, von dem Vor- 

 tragenden konstruierten Apparate waren nun die drei in Frage 

 kommenden Größen unmittelbar meßbar. In einem mit einem 

 Spalte versehenen Rohre war ein dünner Draht parallel dem Spalte 

 ausgespannt und in angemessener Entfernung ein photographiertes 

 Okularmikrometer angebracht, auf dem die Interferenzstreifen ent- 

 standen. Hier wurden sie durch eine einfache Schiebevorrichtung 

 mit den Teilstrichen des Mikrometers zur Deckung gebracht, und 

 ihre Entfernung wurde mit einer an demselben Rohre als Okular 

 angebrachten Lupe abgelesen. So gestaltet sich die Messung der 

 Lichtwellenlänge zu einem in einer Minute ausführbaren Versuche. 

 — Zuletzt zeigte der Vortragende eine magnetische Polwage, mittels 

 welcher der absolute Wert der Polstärke eines Magneten durch ein- 

 fache Gewichtsvergleichung bestimmt werden kann. Ein magneti- 

 sierter Stahlstab bildet hierbei den einen Arm des Balkens einer 

 Wage, während der andere zu einem Reiterlineal ausgebildet ist, 

 auf das die in absoluten Krafteinheiten, also in Dyn geeichten 

 Reitergewichte aufgesetzt werden können. Unter Zugrundelegung des 

 CoULOMB'schen Gesetzes, wonach die magnetische Abstoßung zweier 

 gleichartigen Pole dem Produkt der Polstärken direkt, dem Quadrat 

 der Entfernung umgekehrt proportional ist, konnte aus der gemessenen 

 abstoßenden Kraft und aus der an einem kleinen Spiegelmaßstabe 

 abgelesenen Entfernung der Pole selbst bestimmt werden. Auch 

 die Verifikation des CoULOMB'schen Gesetzes wurde innerhalb ge- 

 wisser Grenzen ausgeführt. Dann wurde eine der gemessenen 

 Nadeln auf einem kleinen Stativ auf einem mit Einteilung versehenen 

 Spiegel horizontal drehbar aufgestellt. Unter dem Einfluß des Erd- 

 magnetismus stellte sich die Nadel in den magnetischen Meridian. 

 Ein zweiter Magnetstab, dessen Polstärke bestimmt war, lenkte dann 

 die drehbare Nadel um 90 Grad ab. Jetzt wirkten die abstoßende 

 Kraft der Magnetpole und die Horizontalintensität des Erdmagne- 

 tismus einander genau entgegen. Aus der bekannten abstoßenden 

 Kraft wurde dann die Horizontalintensität des Erdmagnetismus sofort 

 bestimmt. Mit demselben Apparate führte der Vorsitzende noch 

 die ablenkende Kraft eines von einem Strome durchflosscnen Draht- 

 kreises vor. Durch die Wahl möglichst einfacher Dimensionen ge- 

 staltete sich dann die Berechnung der angewandten Stromstärke sehr 

 einfach. In dieser Anordnung ist der Apparat zur Einführung in 

 die Definition der absoluten Stromstärke nach magnetischem Maße 

 besonders geeignet. 



I 5. Sitzung am 4. Mai. 



Vortrag — Herr P. MARTINI: Über direkte Projektion 

 mikroskopischer Präparate. 



Bei einer direkten Projektion mikroskopischer Präparate unter 

 stärkeren Vergrößerungen genügte bislang die Lichtstärke nur sehr 



