LXII 



bescheidenen Ansprüchen. Die spezifische Helligkeit in der Aus- 

 trittspupille muß ja auch stets kleiner sein als die der ursprünglichen 

 Lichtquelle, weil das Licht durch Absorption in den Medien, die 

 es zu durchleuchten hat, und durch Reflektion an der Grenzfläche 

 eines jeden Mediums geschwächt wird. Im Mikroskop sind wegen 

 der geringen Gesamtdicke der Linsen die Verluste durch Absorption 

 sehr gering, dafür aber die durch Reflektion so beträchtlich, dass 

 etwa nur 40 bis 50 % der spez. Intensität der Lichtquelle in der 

 Austrittspupille zur Verfügung stehen. In den optischen, nicht 

 zum Mikroskop gehörenden Teilen des Projektionsapparates wird 

 wegen der Dicke der Linsen der Lichtverlust ebensowohl durch 

 Absorption wie durch Reflektion hervorgebracht; er beträgt nach 

 Dr. Hugo Krüss 50 *'/o; dazu kommen noch etwa 10 "0 durch 

 den Einfluß der Wasserkammer. 



Diese großen Lichtverluste außerhalb des Mikroskops lassen 

 sich nun leicht vermindern, wenn man die großen Kondensoren, 

 welche für die Projektion mit dem Mikroskop nicht nötig sind, 

 vermeidet und dafür wesentlich kleinere Linsen verwendet. Dann 

 muß man allerdings auf die Projektion von Diapositiven und event. 

 auch auf die größerer Objekte bei auffallendem Lichte mit demselben 

 Apparate verzichten. Herr Dr. Aug. Köhler hat nun ein Sammel- 

 system für Mikroprojektion in Vorschlag gebracht, das von der 

 Firma Carl Zeiss in Jena in ihren Projektionsapparaten für mikro- 

 skopische Präparate zur Anwendung gekommen ist. Der Vortragende 

 zeigte diesen Apparat vor, beschrieb ihn eingehend und projizierte 

 damit eine große Anzahl mikroskopischer Präparate. 



Es wurde dadurch gezeigt, daß selbst bei Anwendung einer 

 Öl-Immersion vom 2 mm Brennweite und Compensation-Okular 8 

 (ca. löooofache Vergrößerung) die Helligkeit des projizierten Bildes 

 (^Präparat von Spirillum Undulaj für Demonstrationen noch aus- 

 reichend ist. Als Lichtquelle diente eine selbstreguliernde 20 Ampere- 

 Bogenlampe. 



Vortrag — Herr Prof. Dr. Fr. Ahlborn: Darstellungen 

 der Wasserströmungen durch kinematographische und 

 stereoskopische Projektionen. 



Die Vorgänge, welche innerhalb eines Wasser- oder Luftstromes 

 stattfinden, wenn dieser ein Hindernis irgend welcher Art umfließt, 

 sind in wissenschaftlicher wie technischer Beziehung von großer 

 Bedeutung. Es ist daher von verschiedenen Seiten versucht worden, 

 diese Vorgänge auf photographischem Wege zur Darstellung zu 

 bringen. Die Ergebnisse blieben jedoch aus methodischen Gründen 

 recht lückenhaft und führten in den wesentlichsten Punkten zu 

 irrtümlichen Vorstellungen. Diese Mängel wurden an einer Reihe 

 von Lichtbildern der Autoren erörtert. — Es ist schon früher dar- 

 über berichtet worden, daß es durch die Untersuchungen des Vor- 

 tragenden gelungen ist, die Widerstandsströmungen im Wasser mit 

 minutiöser Genauigkeit zur Darstellung zu bringen. Die photo- 



