212 Max Neu: [2 
wissenschaftlichen Rüstkammer behaupten konnte, sind andere In- 
strumente, wie Waldenburg’s Pulsuhr oder die von Hoorweg, Po- 
tain, Bloch mehr oder minder der Vergessenheit anheimgefallen. 
Der Apparat von basch ist zu vielfachen wissenschaftlichen 
Untersuchungen verwendet worden, er ist wiederholt auf seine Fehler- 
quellen geprüft und durch Tierexperimente kontrolliert. Die wichtigsten 
Daten der Blutdruckverhältnisse des Menschen sind großenteils mit 
seiner Hilfe gesichert worden. So unantastbar das Prinzip der Kon- 
struktion des Instrumentes auch ist, es hat sich herausgestellt, daß 
der Apparat dennoch mit vielen Fehlern behaftet ist und streng ob- 
jektive Resultate nicht gewährleistet: daher ist gegenüber: der Ver- 
wertung der mit ihm erhaltenen Resultate fast einstimmig die größte 
Vorsicht empfohlen worden, weil neben der difficilen Anwendungs- 
weise die Subjektivität den größten Spielraum besitzt. 
Trotzdem versuchte ich, schon aus dem Grunde, um einen Bei- 
trag zur Lösung der Kontroverse zwischen ®. Basch und Gärtner zu 
liefern, mich des Basch'schen Sphygmomanometers als Kon- 
trollapparat des Tonometers zu bedienen. Nachaichung des mit 
einem Anaeroidmanometer versehenen Instrumentes neuester Konstruk- 
tion mit einem Quecksilbermanometer, die der Assistent des 
physikalischen Institutes, Herr Dr. Kahlene, anzustellen die Güte hatte, 
ergaben so große und so inkonstante Differenzen (zwischen — 8,5 und 
—- 21,8mm Hg schwankend), daß unter diesen Umständen auf diese 
Vergleichsart zu verzichten war. In allerneuester Zeit ist allerdings aus 
der I. Münchner medizinischen Klinik eine Arbeit von Hirsch (119) er- 
schienen, die über Vergleichsmessungen mit Basch’s und Gärtner's 
Instrumenten berichtet. Die Ergebnisse sind die, daß das Tono- 
meter ebensowenig den absoluten Blutdruck angebe wie das 
Sphygmomanometer, sondern diesen plus dem durch Haut, 
Weichteile und Gefäßwand erzeugten Druck. Beide Apparate seien 
daher nur bei ein und derselben Person verwendbar wegen der gleichen 
Fehlerquelle bei steter Anwendung an gleicher Stelle. 
Nachteile des Gärtner’schen Tonometers seien die, daß 1. an 
der Stelle der Messung durch lokale Reize der daselbst herrschende Druck 
beeinflußt werde ohne allgemeine Beeinflussung des Blutdrucks; 
2. daß durch Auswechseln des Ringes die Ausführung der Messung 
zeitraubend und kompliziert werde. Hirsch will daher zu dem täg- 
lichen Gebrauch am Krankenbett den basch'schen Apparat vorziehen. 
Von anderen Meßinstrumenten kamen in Betracht die von 
