3] Experiment. u. klin. Blutdruckuntersuchungen mit Gärtner’s Tonometer. 213 
Mosso (39), Hürthle (31), Riva-Rocei (95), A. Frey (105), Aıll und 
Barnard (122), Francke (74) und endlich M. v. Frey (106). 
Tschlenoff (39) kam auf Grund eingehender Studien zu dem Re- 
sultate, daß Mosso’s Apparat, so objektiv das Prinzip erscheint, 
häufig unsichere und unzuverlässige Ergebnisse liefert, und daß er 
noch dazu nicht bei allen Personen angewandt werden kann, so dab 
er den Apparat für klinische und praktische Zwecke nicht einmal 
empfehlen kann. 
Das Prinzip, auf dem das Hürthle’sche Instrument basiert, ist 
als durchaus objektiv zu betrachten: darüber herrscht Einstimmig- 
keit bei allen, die das Instrument kennen und benutzten. Ist einmal 
die Prozedur der Applikation vollendet, so läßt sich der Blutdruck 
beliebig lange unter diversen Bedingungen studieren. Die Methodik 
ist aber nicht nur zeitraubend, sondern für den Patienten — bei ihm 
die Blutdruckmessung praktisch zu üben, darauf kommt es dem Klı- 
niker wesentlich an — geradezu belästigend, so daß bei Schwerkranken 
der Apparat nicht ohne weiteres zu gebrauchen ist. Abgesehen von 
den unangenehmen Parästhesien ist es nicht unmöglich, worauf 
Sahli (34) aufmerksam macht, daß der Blutdruck durch Anlegen der 
blutleer machenden Zsmarch’schen Binde reflektorisch beeinflußt 
werden könne. 
Der Apparat von Ftuiva-Rocei beruht auf gleichen technischen 
Einrichtungen wie Gärtner's Tonometer, mit dem Unterschiede 
indes, daß dort das persönliche Ermessen des Beobachters, der durch 
seine Tastempfindung das Verschwinden und Wiedererscheinen des 
Pulses kontrolliert, besondere subjektive Fehlerquellen einführt. Die 
Autoren (30, 95) sind mit dem Instrument zufrieden und selbst 
Basch (49) räumt ihm eine Existenzberechtigung ein. Für den prak- 
tischen Gebrauch ist es recht geeignet, hat aber gegenüber dem Tono- 
meter den Nachteil, daß der Vorderarm durch Anlage eines Esmarch- 
schen Schlauches blutleer zu machen ist, ein Umstand, der wieder- 
holte Messungen in kurzen Intervallen bei Schwerkranken nicht nur 
verbietet, sondern retlektorisch den Gesamtblutdruck unkontrollierbar 
beeinflussen kann. 
Von A. Frey in Baden-Baden ist nach dem v. Bbasch’schen 
Prinzipe ein Blutdruckmesser konstruiert worden. Nach Art einer 
Briefwage wird durch einen Stempel unter Grammgewichtsbelastung 
die Arteria radialis zum Verschluß gebracht; die Handhabung des 
Apparates scheint zwar sehr einfach zu sein, er beansprucht aber eine 
recht difficile Einstellung, welche unter allen Umständen lotrecht er- 
Verhandl. d. Heidelb. Naturhist.-Med. Vereins, N. F. VII. Bd. 15 
