214 Max Neu: [4 
folgen muß, widrigenfalls durch den ungleichmäßig ausgeübten Druck 
Fehler auftreten. 
Der Vorzug wird dem Apparat nachgerühmt, daß mit ihm auch 
der Venen- wie Kapillarblutdruck bestimmt werden könne. 
Seit dem Bekanntwerden des F’rey’schen Instrumentes ist, soweit 
ich aus der Litteratur ersehen konnte, erst eine Arbeit mit seiner 
Hilfe entstanden, in der Heidelberger Dissertation von O. Strauss (102). 
Dieser Autor ist in Bezug auf die Kapillardruckbestimmung skeptisch: 
er glaubt nicht, daß sie ihm in allen Fällen gelang. Vielmehr ist 
er der Meinung, dazu sei das Gärtner'sche Tonometer besser ge- 
eignet; die betreffenden Versuche hat er aber nicht angestellt. 
Das Instrument von Hill und Barnard steht dem Riva-Rocei- 
schen Apparat recht nahe, nur besitzt der komprimierende Schlauch 
eine größere Kompressionsfläche; das Blutleermachen mit der Esmarch- 
schen Binde und deren Eintlüsse auf den lokalen und allgemeinen 
Blutdruck fallen hier weg. Denn das Luftkissen, mit einer Luft- 
pumpe und einem Manometer in Verbindung, am Oberarm angelegt, 
verschließt durch den Luftdruck die Brachialarterie. Verschwinden 
und Wiedererscheinen der Pulsation bilden das Kriterium für die 
Manometerablesung. Jarotzny (122) meint, dieser Blutdruckmesser 
zeige den mittleren Arteriendruck an. v. Recklinghausen (118) aber 
hat in seiner Arbeit über die Grenzen und Genauigkeitsgrößen der 
Blutdruckmessung am Menschen durch einen prinzipiell gleich ge- 
bauten Apparat nachgewiesen, daß der maximale Blutdruck gemessen 
werde'). Die praktische Verwendbarkeit scheint immerhin durch die 
umständliche Anwendungsweise beeinflußt. Die Ergebnisse mit Hall 
und Barnard’s Apparat zeigen nach ‚Jarotzny's Notizen wenigstens 
gute Übereinstimmung mit denen des Tonometers. 
In allerjüngster Zeit ist die Zahl der Blutdruckmesser um einen 
weiteren vermehrt worden, durch den von Francke (74, 97). Der- 
selbe lehnt sich an das Prinzip des v. Basch’schen Apparates an, mit 
dem wesentlichen Unterschiede aber, daß alle nötigen Manipulationen, 
wie Abschluß der peripheren rückläufigen Pulswellen und Ausübung 
des zur Messung nötigen Druckes durch objektive Vorrichtungen be- 
sorgt werden. In einfacher Weise ist einSphygmograph mit dem 
Blutdruckmessapparat vereinigt. Zu lange dauernden Beobachtungen 
von Schwankungen, zur direkten Demonstration der Schwankungs- 
1) In dieser ausgezeichneten Studie sind die verschiedenen Methoden der 
Blutdruckmessung bis auf den heutigen Tag, vom Standpunkte des Experimental- 
physiologen, einer eingehenden Kritik unterzogen. 
