5] Experiment. u. klin. Blutdruckuntersuchungen mit Gärtner’s Tonometer 215 
kurven scheint der Apparat vorzüglich geeignet. Nachprüfungen und 
praktische Anwendungen des Instrumentes durch andere Autoren 
stehen noch aus. 
Die Reihe der für eine Kontrolle des Gärtner’schen Tonometers 
in Betracht kommenden Apparate ist bis auf die einfache Meßmethode 
des Blutdruckes nach M. v. Frey (106) erschöpft. 
Ich habe mich nun entschlossen mit dieser Methode die Ergeb- 
nisse des Tonometers zu kontrollieren, ein Unternehmen, das, wie mir 
dünkt, einer Rechtfertigung bedarf. Man ist nämlich dadurch in der 
Lage, an der Stelle, an der man mittelst des Tonometers den Blut- 
druck zu bestimmen gedenkt, denselben durch eine anders geartete, 
wenn auch prinzipiell nicht differente Methode zu vergleichen. 
Dazu kommt, daß das Verfahren, an sich äußerst einfach ange- 
legt, trotz scheinbar großer Subjektivität, in entsprechender Versuchs- 
anordnung relativ objektive Ergebnisse zu liefern vermag. 
Da ich annehmen darf, daß die v. Frey’sche Methode noch nicht 
allgemein bekannt und der Ort ihrer Schilderung nicht jedermann 
zugänglich ist, mag eine kurze Schilderung der Methode am Platze 
sein. 
Taucht man eine Hand senkrecht in Quecksilber von der Tempe- 
ratur der Haut ein, so hat man abgesehen von unangenehmen Em- 
pfindungen an der Haut auch das Gefühl der Pulsation des eigenen 
Blutstroms. Durch das Quecksilber wird das Glied und mit ihm die 
Arterien komprimiert: an der Stelle, wo die Kompression der Arterien 
beginnt, ist der hydrostatische Druck der Flüssigkeit gleich dem des 
Blutes. Der Ort der gefühlten Pulsation steigt um so mehr central- 
wärts, je tiefer man die Hand einsenkt, und ist beliebig zu variieren. 
Indem man die Entfernung dieser Stelle von der Oberfläche des 
Quecksilbers durch ein Meßband bestimmt, erhält man die Größe 
des Blutdruckes in Millimetern (Quecksilber. 
v. Frey zeigt durch theoretische Betrachtung, daß der Hg-Druck 
unvermittelt auch bis auf die tiefer liegenden Gefäße übertragen wird, 
so daß in einer bestimmten Region dem Blutstrom ein Strömungs- 
hindernis gesetzt wird; die Pulswellen werden positiv reflektiert und 
summiert unserem Gefühl wahrnehmbar gemacht. 
Man hat nur darauf zu achten, daß der Arm möglichst vertikal 
eingetaucht wird und so tief, bis die Pulsation, die eine genau lokali- 
sierbare ist, an gewünschter Stelle erscheint. 
Der Blutdruckwert, der auf diese einfache Weise bestimmt 
wird, entspricht allerdings dem maximalen Blutdruck. Denn für die 
15* 
