216 Max Neu: [6 
Bestimmung ist Voraussetzung, daß peripheriewärts von der Pulsations- 
stelle die Cirkulatiön unterbrochen sein muß. Zur Erreichung dieses 
Zweckes muß aber ein derartiger äußerer physikalischer Druck an- 
sewandt werden, daß auch dem Druckmaximum im Gefäßsystem, 
also den Gipfeln der systolischen Wellen, ein Hindernis gesetzt wird. 
Was nun das Gärtner’sche Tonometer anbelangt, so stimmen 
alle darin überein: der Apparat sei sehr einfach konstruiert und 
leicht zu handhaben: im Gegensatz zu allen bisherigen derartigen Vor- 
richtungen werde ein Faktor für das Kriterium der Blutdruckmessung 
eingeführt, der eine relativ große Objektivität der Messung gewähr- 
leistet: der Gesichtssinn. 
Über die Einrichtung des Tonometers sei folgendes kurz 
gesagt: Ein T-förmiger, ziemlich diekwandiger Kautschuckschlauch 
kommuniziert an zwei Enden mit einem Hg. bezw. Metallmanometer 
und einem pneumatischen Ring; das dritte Ende läuft in einem 
Kompressionsballon aus. Die Messung selbst geschieht nun so: 
der pneumatische Ring wird über die Mittelphalange eines geeigneten 
Fingers gestreift, die Fingerkuppe anämisiert und durch einen mit 
dem Kompressionssystem erzeugten Überdruck vom weiteren Blutzu- 
fluß abgesperrt. Man läßt allmählich mit dem Drucke im Ballon 
nach und liest im Augenblicke der Wiederrötung der anämisierten 
Endphalange den Stand des Quecksilbermeniscus als dem Blutdruck- 
wert ‘entsprechend am Manometer in Millimetern Hg. ab. 
Bevor ich meine Methode bei den Messungen und meine Er- 
fahrung über die dabei möglichen Fehlerquellen angebe, will ich die 
Urteile der bisherigen Untersucher anführen, weil sich 
erößtenteils auf der kritischen Verwertung letzterer meine unten zu 
schildernde Methode aufbaut. 
Die Einwände, die gegen die absolute Verläßlichkeit des Tono- 
meters erhoben wurden, kann man der besseren Übersicht wegen 
scheiden in solche, die in der Einrichtung des Apparates zu suchen 
sind und in außerhalb derselben liegende, sei es auf seiten des Ver- 
suchsobjektes oder des Untersuchers. 
Fast alle Einwände beziehen sich auf die Beschaffenheit 
des pneumatischen Ringes, den wichtigsten Bestandteil des 
Apparates. Grebner und Grünebaum (5.), die zuerst das Instrument 
praktisch verwerteten und nach ihnen Wei/s (20.) konstatierten diffe- 
rente Werte dann, wenn ein Mißverhältnis bestand zwischen Dicke 
des Fingers und dem Lumen des Ringes oder ein zu weiter King er- 
gab ihnen unrichtige Resultate. Dabei macht Wei/s auf einen mög- 
