7] Experiment. u. klin. Blutdruckuntersuchungen mit Gärtner’s Tonometer. 217 
lichen Fehler aufmerksam, der durch die sternförmigen Falten, 
die bei Erzeugung des Druckes im Ringe entstehen, bedingt sein 
könnte; dieselben sollten bei verschieden dicken Fingern die Druck- 
größe ändern. Derselbe Autor vindiziert auch der Beschaffenheit 
des Gummis am Ringe eine Bedeutung für den Ausfall der Ergebnisse. 
Was die Fehlerquellen außerhalb des Instrumentes 
anlangt, war es besonders A. Z'ränkel, der darin eine Beeinträchtigung 
der Resultate erblickt, daß man den Blutdruck an peripheren Arterien 
bestimmt, die leicht Einflüssen unterworfen seien, die die Messung un- 
genau machen könnten. Grebner und Grünebaum gehen soweit, aus dem 
Reiz, der an Ort und Stelle durch die Messung gesetzt wird, eine 
reflektorische Beeinflussung des gesamten Blutdruckes anzunehmen, 
wobei sie auf die physiologischen Experimente von ZLatschenberger 
und Deahna, sowie Albert zurückgreifen. 
Nunmehr komme ich zur Schilderung der von mir be- 
obachteten Methodik. 
Im wesentlichen hielt ich mich an die Angaben, wie sie Gärtner 
in seiner ersten Veröffentlichung (3.) machte. An der Mittelphalange 
desjenigen Fingers, um die sich der Ring bequem anlegte, so zwar, 
daß er nicht zu weit war, auch nicht abschnürte, sondern die Epi- 
dermis leicht allseitig berührte, legte ich den pneumatischen Ring an. 
Mit einem Gummiring, den ich über die Fingerkuppe herabrollte, be- 
wirkte ich eine möglichst vollkommene Anämisierung. Die Hand des 
untersuchten Individuums hielt ich in Höhe des Herzpitzenstoßes, 
das Individuum selbst befand sich, in jeglicher Beziehung unabgelenkt, 
in Rückenlage. In Intervallen von 2—3 Sekunden ließ ich die Hg- 
Säule um je 5 mm Hg sinken, wobei ich zur exakten Dosierung das 
Schraubenkompressorium benutzte. Der Stand des Hg-Meniscus, also 
den Blutdruckwert, las ich in dem Zeitpunkte ab, wo die Fingerbeere 
diffus gerötet erschien. Die Messungen wurden im allgemeinen an 
der rechten Hand, aber auch an der linken vorgenommen; stets wurde 
beim gleichen Individuum der gleiche Finger benützt. 
Aus äußeren Gründen war das Arbeiten mit einer zweiten Per- 
son nicht möglich; auf mich selbst angewiesen, erwarb ich mir leicht 
eine Technik, die möglichste Objektivität garantierte, worin ich mich 
des öfteren durch einen Kollegen kontrollieren ließ: Mit meiner 
rechten Hand ließ ich die Hg-Säule um je 5 mm Hg sinken, in der 
linken Hand ruhte die zu beobachtende Hand des untersuchten In- 
dividuums. Von dem jeweiligen Stand der Hg-Säule hatte ich keine 
Kenntnis, also erfolgten die endgültigen Ablesungen unbeeinflußt von 
