218 Max Neu: [8 
der untersuchenden Person. Nur bei vergleichenden Messungen 
zwischen rechter und linker Hand z. B. arbeiteten zwei Untersucher 
(Kollege oder Krankenschwester). 
Ich komme zur Diskussion und Prüfung der möglichen 
Fehlerquellen. 
Die Einwände gegen ein fehlerhaftes Sitzen des Ringes 
bestehen nach meinen Nachprüfungen zu Recht. Während nun 
bisher die Fehlerhaftigkeit des Verfahrens bei Anwendung zu weiter 
Ringe betont wurde, möchte ich hervorheben, daß das andere Extrem, 
in das man danach leicht verfallen könnte, nämlich auf zu festen 
Sitz zu sehen, zu ebenso großen Fehlern führt. 
Im Gegensatz zu anderen Autoren schlug ich zur Prüfung dieser 
und ähnlicher Fragen einen eigenen Weg ein. Ich arbeitete nicht 
mehr mit zwei, wenn auch gut verglichenen Apparaten, sondern ich 
schuf mir eine Modifikation des @ärtner’schen Tonometers, 
die über manche Beobachtungsfehler hinweghilft. 
In das Schlauchende, das sonst der Befestigung des pneumati- 
schen Ringes dient, schaltete ich ein T-förmiges Glasrohr ein, dessen 
zwei freie Enden mit Gummischläuchen von je 50 cm Länge, gleichem 
Lumen und gleicher Wandstärke, wie es der ursprüngliche Apparat 
besitzt, armiert wurden. An deren Enden waren mit entsprechenden 
Schraubengewinden zwei möglichst gleich gebaute pneumatische Ringe 
angebracht. Da der durch den Gummiballon ausgeübte Luftdruck 
durch Einschaltung eines dem ursprünglichen gleichen Schlauchsystems 
in keiner Weise in seinem physikalischen Gesetzen folgenden, gleichen 
Ausdehnungsbestreben gehindert wird, so war die (rarantie gegeben, 
mit einem Apparat von einer Person gehandhabt, gleichzeitige 
Messungen an zwei differenten Stellen der gleichen Hand vorzunehmen ; 
Voraussetzung ist nur, daß die zwei pneumatischen Ringe gleich ge- 
baut sind und gut dem Finger anliegen. Zur Ermittelung der Druck- 
größe braucht man nur darauf zu achten, ob das Einschießen an den 
zwei Beobachtungsorten gleichzeitig oder bei verschiedenem Mano- 
meterstand erfolgt. 
Diese beschriebene Messungsmethode ergab mir in vielen Ver- 
suchen, deren Einzelanführung über den Rahmen dieser Arbeit führen 
würde, daß bei gesunden Individuen die Differenzen unter Ver- 
wendung zu weiter Ringe: 15—20 mm Hg (unter pathologischen 
Verhältnissen bei an sich hohen Druckwerten 40—45 mm Hg) be- 
tragen; bei zu engen Ringen schwankt die Differenz in ungefähr 
gleichen Grenzen, 10—20 mm Hg. Zu bemerken ist, daß ein Ring 
