220 Max Neu: [10 
schen Angaben (3), daß die Stärke der Anämie der Fingerkuppe 
die Messung nicht beeinträchtige, zu Recht bestehen. 
Weder lokal erzeugte Hyperämie, noch besonders starke Anämi- 
sierungen hatten irgend einen erheblichen Einfluß!). Jedenfalls aber 
ist eine möglichst vollkommene Anämisierung sehr erwünscht, 
weil die Farbendifferenzen, bestimmter hervortretend, ein präzises 
Ablesungsmoment verbürgen. 
Alle Autoren, die nach Gärtner mit dem Tonometer arbei- 
teten, benutzten zur Erzeugung der Blutleere nicht das dem 
Instrument beigegebene Fingerhut-Kompressorium, sondern 
Gummiringe. Ich hätte daher nicht nötig, diese technische Maß- 
nahme besonders zu erwähnen, wenn nicht, was meines Wissens noch 
nicht betont ist, aus der Applikation des Kompressoriums direkt Fehler 
entstünden ?). 
Während bei der Anämisierung mit dem Ring die zu unter- 
suchende Hand passiv in Herzhöhe lagert, wird bei Anwendung des 
Kompressoriums, gegen die Absicht des Untersuchers, von der Ver- 
suchsperson durch die Versteifung des Fingers und Einpressen in 
das Lumen des Kompressors der Blutdruck beeinflußt. Die Arbeit, 
die nämlich dabei geleistet wird, ist zu analysieren als aktiv körper- 
liche und geistig intentive. 
Somit dürfte das Fingerhut-Kompressorium aus dem 
Instrumentarium des @Gärtner'schen Tonometers zu verbannen 
sein, zumal die Anämisirung auf eine einfachere Weise und exakter 
sich erreichen läßt. 
Was die Verminderung des nötigen Überdruckes und die 
Art der Ablesung anbelangt, so hat sich mir die ursprüngliche 
Güärtner'sche Angabe bewährt. Kein zu großer Überdruck, 
Intervalle von 2—3 Sek. und Senkungen um je 5 mm Hg. 
Untersucht man ein unbekanntes Individuum, so wird man zweck- 
mäßigerweise im Anfange einen höheren Überdruck wählen als bei 
1) Beispiel Winterle: 
Bd. — r. II, 2—-100—105 Die erste Phalange wird 5 Minuten in 45° C. warmes 
Wasser gehalten; danach 
Bd. — 105—110 Eine Viertelstunde später die gleiche Phalange 5 Min. 
lang in Eis, darauf 
Bd. — 100-105 Die Schwankungen überschreiten nicht die Febler- 
grenze von 5 mm Hg. 
2) Beispiel P. Raschke: 30. VII. 00. 11h a, m. Puls 64. 
l. III, 2 95 Anämisierung durch Gummiring. 
115 Anämisierung durch den Compressor, 
