99 Max Neu: 12 
Bisher ist noch nirgends darauf hingewiesen worden, daß natür- 
lich auch Fehler entstehen, je nach dem Färbungsgrad, den 
man wählt. Soweit ich aus der Litteratur ersehe, ist von intensiver 
Röte die Rede. Wenn nun Gärtner selbst darunter eine Purpurfarbe, 
die normaliter der menschliche Finger nicht hat, Shaw (22) „distinetly 
pink“ d. i. deutliche Fleischfarbe versteht, so geht daraus schon her- 
vor, daß eine einheitliche Auffassung nicht besteht: sie muß aber 
geschaffen werden, d. h. die Färbungsintensität ist genau zu präzi- 
sieren, wenn anders die Resultate der verschiedenen Untersucher in 
Vergleich treten sollen. Vielleicht erklären sich gerade daraus die 
inkonstanten Werte, die Jarotzuy neuestens als aus Fehlern des In- 
struments selbst entstanden ansieht. 
Das An- und Abstreifen der Gummiringe, der wechselnde Druck 
des pneumatischen Ringes, der daraus resultierende Hautreiz bedingt 
bei mehr als 2—3 maliger Applikation eine lokale Vasomotorenparese 
der Digitalarterien. 
Wenn nun auch nach meinen Kontrollmessungen mit dem modifi- 
zierten Tonometer keine Anhaltspunkte dafür gewonnen werden konnten, 
daß der Blutdruck als solcher irgendwie durch derartige Manipulatio- 
nen reflektorisch beeinflußt werden könne, wie Grebner und Grüne- 
baum nach den Versuchen von Laitschenberger und Deahna und 
A. Fränkel (25) zu schließen geneigt sind, so haben die Einwände 
doch nach einer Richtung eine gewisse Bedeutung. 
Ist nach wiederholter Anwendung des Tonometers eine Parese 
der Vasomotoren eingetreten, so erscheint sie auch sonst zuerst in 
einer Färbungsabänderung. Daraus ergiebt sich die wichtige Kautele 
für Tonometermessungen, daß man auf den Färbungsgrad vor 
der jedesmaligen Anämisierung Rücksicht nehmen muß und daß 
die Zahl der an einem Finger anzustellenden Messungen 
eine beschränkte sein muß; im allgemeinen soll sie zwei 
unmittelbare Bestimmungen nicht überschreiten, es sei denn, 
der Eintluß der Farbe werde berücksichtigt. Habe ich z. B. einen 
Druckwert von 95 mm Hg bestimmt, wenn ich die Ablesung bei 
Erreichung der vor der Messung bestehenden fleischfarbenen normalen 
Röte machte, so wird nach übertriebenen Messungen und dadurch 
eingetretener Parese diese Färbungsqualität viel früher, sagen wir 
115—120 mm Hg, erreicht und umgekehrt verhält es sich bei Vaso- 
konstriktoreneintfluß. 
Wenn Schleisiek bei „vielen direkt hintereinander folgenden 
Messungen“ gleichbleibenden Druck erhielt, so muß er spontan den 
