13] Experiment. u. klin. Blutdruckuntersuchungen mit Gärtner’s Tonometer. 225 
jedesmal vor der erneuten Anämisierung bestehenden Rötungsgrad 
als Kriterium benutzt haben; insofern stimmen meine Beobachtungen 
mit den seinigen überein. 
Wir sehen den Einfluß der Färbungsintensität noch 
beweiskräftiger an nachstehenden Beobachtungen bei Scarlatinakranken. 
Die während der Erkrankung beobachteten Patienten hatten bei der 
Desquamation partielle Epidermisablösungen, so daß die frischen, schön 
fleischfarbenen Stellen neben den alten zu Tage lagen. Es ergab sich 
ein Druckwert, als Ablesungsmoment benutzt die Rötung 
der alten Epidermiszone 85 mm Hg (Fall Ruf) 85 (Hildenbrand) 
der neuen as ID Zora RO ” 
Die gleichzeitige vorgenommene Messung an einem anderen Finger der 
gleichen Hand bei völlig intakter alter Epidermis ergab immer den 
Wert für die alte Epidermiszone des partiell desquamierten Fingers. 
Der mögliche Einwand, es handle sich dabei um vom Mutterboden 
losgelöste tote Epidermisfetzen, trifft somit nicht zu. 
Aus diesen Wahrnehmungen geht also des weiteren hervor, dab 
der Färbungsgrad auch beeinflußt ist von der Durch- 
sichtigkeit der Haut. 
Insofern hat der Zustand der ÄArteriengefäße auf den 
Ausfall der Tonometermessung einen nicht unwesentlichen 
Einfluß. 
Diesem Einfluß könnte man durch die Beobachtung der Färbung 
des Nagelraumes aus dem Wege gehen; es empfiehlt sich jedoch wegen 
der leichteren Anämisierung und des präziseren Farbeumschlages bei 
der Beobachtung der Fingerbeere zu bleiben und die oben gekenn- 
zeichneten Kautelen zu beachten. 
Ich komme nunmehr zur Mitteilung meiner Kontroll- 
messungen mit dem v. /rey’schen Apparate und will einiges 
über die angewendete Technik vorausschicken. 
Das Quecksilber, ungefähr 13 Kilo, ließ ich in einem aus Eisen- 
blech bestehenden Cylinder von der Höhe, daß ?/s des Vorderarmes 
noch unter die Flüssigkeit gebracht werden konnten, einwirken. Ob- 
wohl ich sonst meine Untersuchungen mit dem Tonometer in Rücken- 
lage der Versuchspersonen anstellte, so mußte ich bei den Kontroll- 
messungen davon Abstand nehmen; denn ich konnte mit dem v. Frey'- 
schen Apparate nur am stehenden Individuum arbeiten und zwar 
erstens deshalb, weil der hohe Cylinder mit kleiner Basis leicht 
hätte umfallen können und die große Hg-Menge ausgeflossen wäre, 
sodann, weil ich eine Abknickung der Brachialis und mögliche Beein- 
