230 Max Neu: [20 
folgende resp. vorhergehende einen Ramus anastomoticus ab. Dadurch 
entsteht rechts und links auf der spinalen und hämalen Seite des 
Schweifes je ein Längsstamm, je eine A. caudae lateralis prof. sup. 
et inf. Der Ramus dorsalis IV’—V giebt einen stärkeren Ast ab, der 
als A. caudalis lat. prof. sup. auf der spinalen Fläche (der proc. 
transversi) bedeckt von den Levator. caudae, spitzenwärts läuft. Gegen 
die Schwanzspitze hin werden alle diese Verhältnisse undeutlich‘“. 
Aus dem eben Citierten geht die große Ähnlichkeit der anato- 
mischen Verhältnisse mit dem menschlichen Finger, besonders in 
Bezug auf die Blutversorgung zur Evidenz hervor: hier wie dort ein 
reichliches Anastomosennetz. Unter diesen Umständen haben wir 
also ein Versuchsobjekt, das eine direkte Kontrolle an der mensch- 
lichen Digitalarterie ein für allemal überflüssig machen dürfte. Aller- 
dings sind die Gewebe am Hundeschweif viel festere, da Epidermis, 
Fascien und sehnige Gewebsteile innig zusammenhängen, so daß ein 
Einfluß, den das umgebende Gewebe auf das Tonometer ausübt, hier 
besonders deutlich hervortreten mußte. 
Zur Technik: An der durch Blaustift gekennzeichneten Stelle 
des Schwanzes, an der vorher die Tonometerbestimmungen gemacht 
waren, legten wir auf der ventralen Seite einen ca. 6 cm langen 
Schnitt durch die Epidermis und präparierten stumpf die Arteria 
sacralis media. Zwischen den Mm. flexores caudae breves verläuft 
deutlich pulsierend das Gefäß, von der Größe und Beschaffenheit etwa 
einer Digitalarterie des Menschen. In dieses Gefäß führten wir nach 
der üblichen Methode eine feine Glaskanüle ein, die wir durch ein 
Bleirohr mit einem Zudwig’schen Quecksilbermanometer in Verbin- 
dung brachten, das auf einem Kymographion die Öscillationen auf- 
zeichnete. Damit war eine gute Verbindung garantiert. 
Die Pulsationen in der Sacralis media sind geringer als in der 
Carotis: dem Auge waren die der Carotisschreibung synchronen 
Schwankungen des Quecksilbermeniscus und des demselben zur Schrei- 
bung aufsitzenden Glasfadens unverkennbar. 
Die Versuche waren nun so angestellt, daß die Tonometerbe- 
stimmung und die Bestimmung des Blutdruckes in der Schwanzarterie 
bei gleichem Carotidendruck vorgenommen wurden, so daß wir die 
Sicherheit bekamen, daß die beiden Werte wirklich vergleichbar waren. 
