234 Max Neu: [24 
Ich bin indes geneigt, diese teils experimentell, teils durch 
Überlegung gefundene Fehler-Größe durch die Weichteile um so mehr 
für das Ergebnis unserer Experimente heranzuziehen, weil eine so 
völlige Druckübertragung wie beim menschlichen, von Muskel-, Fett- 
und weichem Cutisgewebe umgebenen Arme am Hundeschwanz bezw. 
menschlichen Finger ausgeschlossen ist. 
Übrigens fand Gumprecht, daß Extremitätenteile, an denen sich 
viel Knochen und wenig Weichteile befinden, im allgemeinen höhere 
Sphygmomanometerwerte ergeben als dickere, welche aber mehr und 
besser verschiebliche Weichteile besitzen. Auch Muskelkontraktionen 
(wobei das Gewebe widerstandsgrößer wird) erhöhen den Druck um 
20—30 mm Hg. Seine Versuche an Leichen ergaben, wenn man die 
Übertragbarkeit auf die vitalen Verhältnisse zugiebt, daß der Druck 
im Sphygmomanometer v. Füiva-Rocci höher liegt als der Blutdruck 
in der Arterie. Darnach giebt er den Elastizitätsfehler bei mittleren 
Blutdruckwerten an auf etwa 30 mm Hg, der bei höheren auf 40—50 mm 
steigen kann. Dies würde mit unseren am Tiere gewonnenen experi- 
mentellen Resultaten gut übereinstimmen. 
Die Fehlerquelle aus dem Druckanteil, den die Kompression 
der Arterien erheischt, darf füglich ignoriert werden, da abgesehen 
davon, daß derselbe nur 1—3 mm Hg für normale große Gefäße wie 
die Art. radialis, kaum so viel Druck nötig ist, die kleinen, sehr 
dünnwandigen Gefäße wie die A. sacr. media oder A. digitales am 
Menschen zu komprimieren. 
Ein anderer Einwand, den schon v. Basch als wesentlichen 
Fehler dem Gärtner'schen Apparat macht, ist in der Frage nach 
der Membranspannung des pneumatischen Ringes gegeben. Er- 
zeugt man ohne Einführung des Fingers einen Druck im Kompres- 
sionssystem, so gerät die Membran allerdings in erhebliche Spannung. 
Anders bei der wirklichen Messung; hier kommt die Membran gar 
nicht in Spannung, da durch die den Ringinnenraum ausfüllende 
Phalange einerseits, den Druck im Kompressionssystem andererseits 
die Membran entspannt wird. 
Den experimentellen Nachweis für die Annahme, daß die Mem- 
branspannung bedeutungslos ist, hat Gumprecht schon in 
überzeugender Weise für den Apparat von Riva-kocci erbracht. Diese 
Ergebnisse dürfen wir auf den prinzipiell gleich gebauten Tonometer- 
ring übertragen. 
Als Resultat unserer Kontrollmessung, bestehend im Tier- 
experiment, ergiebt sich in nachstehender Zusammenfassung: 
