550 
Außerdem habe ich die Hebung pro Zahn bei beiden Instrumenten 
nach der Formel: h = 8 - sin a berechnet, in der h die Hebung 
pro Zahn bedeutet, g die Ganghöhle der Schraube, z die Anzahl der 
Zähne, die auf eine Drehung kommen, und « der Neigungswinkel der 
Schraubenachse (Bahn des Objektschlittens) gegen die Horizontale 
(Messerbahn) ist. Sämtliche Größen lassen sich leicht genügend genau 
messen; statt des Winkels « nimmt man besser direkt die beiden 
Strecken, deren Verhältnis den Sinus bildet. Bei beiden Instrumenten 
halten nun die Mikrometerschrauben dieselben Konstanten, nämlich g 
= 0,4 mm und z = 40, während sin « verschieden war, beim ersten 
0,15, beim zweiten !/,, oder 0,0625. 
Also ergibt sich für das erste Instrument: 
400 
h= 40 Bae 0,15 = 1,5 u, und für das zweite: 
400 u i : eg 
h= ean lig == °/g u, Wie auch oben durch die direkte 
Nachpriifung gefunden wurde. 
Sucht man die zu den betreffenden Werten oder Sinus gehörigen 
Winkel, so ergibt sich, daß « beim ersten Mikrotom etwa 8° 40‘, beim 
zweiten nur 3° 35‘ beträgt. Bei Mikrotomen mit ganz verschiedenen 
Neigungen der Objektschlittenbahnen ist also dieselbe Mikrometer- 
schraube angewandt worden, und dabei soll die Schnittdicke in beiden 
Fällen die gleiche sein! 
Entsprechend der Art des Fehlers scheinen ihn Mikrotome mit 
senkrechter Schraube nicht zu zeigen. Wenigstens hoben ein altes 
ScHAnzesches und das bekannte Serienmikrotom von ZIMMERMANN 
das Objekt um so viel, als die Schraube angab. 
Bei den zuerst geprüften Instrumenten sind die Fehler, wie man 
sieht, sehr beträchtlich; beim ersten sind die Schnitte um die Hälfte 
zu dick, beim zweiten um fast ebensoviel zu dünn. Da beide sehr 
verbreitet sind, und man wohl nur selten daran denkt, die Schnitt- 
dicke nachzuprüfen, ist sicher, daß eine ganze Anzahl Arbeiten er- 
schienen sind, die falsche Angaben über aus Schnitten berechnete 
Längen enthalten, und das nur infolge eines groben Konstruktions- 
fehlers, den man bei sonst vorzüglich gebauten Instrumenten nie er- 
_ warten würde. Wennschon ich ähnliche Modelle anderer Herkunft 
nicht habe prüfen können, kann ich doch nicht umhin, den Fabriken 
zu empfehlen, der richtigen Schnittdicke ihrer Mikrotome etwas mehr 
Sorgfalt zuzuwenden, als anscheinend bisher geschieht. 
