614 



unserem Institut mit solchen Studien eine Zeit lang beschäftigte, 

 mittlerweile eine „Modifikation" meiner Spritze (wie ich ausdrücklich 

 hinzusetze, um Mißverständnisse auszuschließen, selbstverständlich mit 

 meinem Wissen) beschrieben und abgebildet, während ich seit dieser 

 Zeit noch einige Veränderungen, wie ich glaube, Verbesserungen, vor- 

 genommen habe, so daß es wohl erlaubt ist, noch einmal kurz eine 

 zusammenfassende Darstellung zu geben. 



Seit der Zeit da Teichmann, die Benutzung der Druckapparate 

 aufgebend, zuerst einen weitgehenden Gebrauch von der Injektions- 

 spritze zum Zwecke der Darstellung von Lymphbahnen gemacht hat^), 

 sind die verschiedensten Formen von Spritzen und Kanülen zur Ver- 

 wendung' gekommen ; sie sind so bekannt, daß von einer Besprechung 

 derselben wohl Abstand genommen werden darf. Ich möchte mich viel- 

 mehr darauf beschränken , einige Eigenschaften , welche eine gute 

 Kanüle und eine gute Spritze meiner Ansicht nach haben sollte, bezw. 

 einige Mängel, die sie nicht zeigen sollte, bei Beschreibung meines 

 Instrumentes nebenbei zu erwähnen. 



Die Kanüle ziehe ich mir in der bekannten Weise über der 

 Flamme aus einem gläsernen Röhrchen selbst aus. Es sind zwar sehr 

 feine metallene Kanülen hergestellt und mit großem Erfolg verwendet 

 worden, z. B. von Teichmann und Schwalbe 2), aber die Spitze aus 

 Glas, wie sie schon Mascagni (als erster) an seinem Druckapparat 

 angebracht hat, zeigt doch gegenüber der Metallkanüle so manche 

 Vorteile: sie ist vor allem sehr billig, stets leicht herzustellen, un- 

 empfindlich gegen jede Art von Injektionsmasse und bedarf keiner be- 

 sonderen Reinigung; ist sie verstopft, so schneidet man das den 

 Embolus tragende Stück einfach mit einer Schere ab, und ist die 

 Spitze nun nicht mehr fein genug, so zieht man eine solche von neuem 

 über der Flamme aus. Die gläserne Kanüle erscheint mir daher für 

 die Einstichinjektionen am geeignetsten. Es war ein großes Verdienst 

 von Gerota^), daß er gelehrt hat, diese Glaskanülen mittels eines 

 Lederstreifens in das Ansatzstück einzudichten (nicht in der unvoll- 

 kommenen Weise, wie dies früher geschah). Glaskanüle, Ansatzstück 

 und Spritze sind also die drei Hauptteile des Instrumentes. 



Die Spritzen, welche zur Lymphgefäßinjektion verwendet zu 



1) L. Teichmann, Das Saugadersystem vom anatomischen Stand- 

 punkte, Leipzig 1861, p. 112. 



2) G. ScHV^ALBE, Feine Kanülen zur Einstichinjektion. Archiv f. 

 mikrosk. Anat., Bd. 6, 1870, p. 233. 



3) D. Geuota, Zur Technik der Lymphgefäßinjektion. Anat. Anz., 

 Bd. 12, 1896, p. 216—224. 



