618 



Spritzen Anlaß gab; auch nutzten sich die Schraubengewinde ab. Diese 

 aufstülpbaren Ansatzstücke schließen absolut dicht, wie ich mich durch 

 sehr viele Versuche überzeugt habe. 



Ich gab nun dem Ansatzstück eine eckige, abgeplattete Form und 

 vermied dadurch den großen Mangel der runden Ansatzstücke, daß sie, 

 auf den Tisch gelegt, rollen. Letztere konnte man, wenn man mehrere 

 im Vorrat vor Beginn einer Injektion zurecht gemacht hatte, nur auf- 

 gestellt, mit der ausgezogenen Glasspitze nach oben, aufbewahren, weil 



man sonst leicht die feine Spitze ab- 

 brach; in dieser aufrechten Stellung 

 waren sie aber für den Injizierenden 

 nicht ganz ungefährlich. (Ich habe 

 mehrfach Verletzungen bei mir und 

 anderen erlebt.) In ihrer jetzigen Ge- 

 stalt lassen sie sich, mit der Kanüle ver- 



Fig. 2. Rekord-Spritze, für Lymphgefäß- 

 injektion modifiziert. Auseinandergenommen wie 

 zum Zweck der Reinigung. "^/, nat. Größe. (Die 

 Metallteile bestehen aus Nickelin.) 



I. Spritzenrohr (l Graduiertes Glasrohr, 

 S metallener Schnabel mit Knopf für den vor- 

 deren Bajonettverschluß, 3 metallener Ring mit 

 Knopf für den hinteren Bajonettverschluß). 



II. Kolben (Metall) {4 Kolbenstange, 5 

 Kolbenstempel, 6 ringförmiger Ausschnitt, Avelcher 

 den federnden Hemmungsring und bei der In- 

 jektion die den absoluten Verschluß bewirkende 

 Luft enthält). 



III. Ansatzstück mit Kanüle (7 Glaskanüle, 

 8 Lederstreifen, mit dem die Kanüle [nach Ge- 

 KOTa] eingedichtet wird, 9 metallenes Ansatz- 

 stück mit bajonettförmigem Ausschnitt zum An- 

 passen an S, flachgeschliffen, mit einem Buckel 

 zur Erkennung der dem bajonettförmigen Aus- 

 schnitt entsprechenden Fläche). 



IV. Hinteres Verschlußstück (Metall) mit 

 Ringgriffen für Zeige- und Mittelfinger und 

 bajonettförmigem Ausschnitt zum Anpassen an 3. 



Y V. Metallener Ringgriff für den Daumen. 



sehen, glatt auf den Tisch legen, und die Glasnadel steht dabei doch so, 

 daß sie die Tischplatte nicht berührt, so daß also keine Gefahr, die 

 Spitze abzubrechen, besteht. Damit man, auch ohne hinzusehen, bloß nach 

 dem Gefühl, entscheiden könne, an welcher Seite sich der bajonett- 

 förmige Ausschnitt befindet (was besonders bei der gleich zu er- 

 wähnenden Verwendung dieser Spritze für Blutgefäßinjektion von 

 Nutzen ist), ließ ich diese Seite durch einen aufgesetzten kleinen 

 Metallbuckel bezeichnen, während die andere ganz glatt ist. — Die 

 gebrauchsfertige Spritze zeigt Fig. 1. 



