620 



Straße 45, welche dieses Format immer vorrätig hält; natürlich werden 

 auf besondere Bestellung auch andere Formate geliefert. Angenehm 

 ist es auch, daß die Fabrik, falls eine Spritze zerbrochen sein sollte, 

 bei Lieferung einer neuen die Metallteile der alten annimmt und in 

 Anrechnung bringt. (Ich brauche wohl kaum hervorzuheben, daß ich 

 diese Angaben nur deshalb mache, weil mir bei Beschreibung eines 

 Instrumentes eine Mitteilung über die Kostenfrage unerläßlich erscheint.) 



Nach dem gleichen Prinzip habe ich mir auch für Zwecke 

 der Blutgefäßinjektion Spritzen herstellen lassen, in den For- 

 maten von 10 und 20 ccm Inhalt. Größere Spritzen werden zu schwer 

 und für eine Hand zu lang; aus demselben Grunde verzichtete ich 

 hier auf die Ringgriffe, nur den Ringgriff für den Daumen behielt ich 

 bei. Die Metallkanülen erhalten Bajonettverschluß, oder werden glatt 

 aufgesetzt und (nach einem alten in unserem Institut verwendeten 

 Muster) durch eine am Schnabel befestigte Klammer gehalten : doch 

 ist letztere deshalb nicht so praktisch, weil sie sich leicht in den Unter- 

 bindungsfäden verfängt und durch ihr Gewicht unbequem werden kann. 

 Das Ansatzstück fällt hier selbstverständlich fort; man kann aber ein 

 Zwischenstück mit Hahn, das vorn einen Knopf, hinten einen bajonett- 

 förmigen Ausschnitt trägt und au beiden Oeönungen dieselbe Weite 

 hat, wie der Spritzenschnabel bezw. die Kanüle, einschalten. Für 

 diese Spritzen gilt natürlich auch das eben Gesagte. 



Es ist also, um dies noch einmal kurz zusammenzufassen, bei 

 dieser Konstruktion das Prinzip der Herstellung der eigentlichen 

 Spritze (Glas und Metall, Kolbendichtung, hinterer Bajonettverschluß) 

 aus dem Modell „Rekord", das Ansatzstück mit der mit Leder ein- 

 gedichteten Glaskanüle von Gerota übernommen; die sehr einfache 

 Anpassung dieses Ansatzstückes mittelst des vorderen Bajonettver- 

 schlusses, sowie die Erhöhung der HandHchkeit der Spritze durch An- 

 bringung der Ringgriffe rührt von mir her. 



Gerotas Verdienst, das ich voll anerkenne, soll dadurch, daß ich 

 einem anderen als dem von ihm seinerzeit empfohlenen Instrument den 

 Vorzug gebe, nicht geschmälert werden, um so weniger, als zur Zeit 

 der Veröffentlichung der „GEROTASchen Methode" die Technik noch 

 nicht SO vollkommene Injektionsspritzen liefern konnte, wie sie gerade 

 das seitdem verflossene Jahrzehnt uns kennen gelehrt hat; vielmehr 

 hoffe ich, daß die nunmehr etwas erleichterte Anwendung der „Gerota- 

 schen Methode" neue Freunde zuführen und für die das Lymphsystem 

 betreffenden Fragen neue Ergebnisse liefern möchte! 



