649 



stration vor den Studenten nur in ganz beschränktem Maße zur An- 

 wendung bringen konnte. Auch bei der Vorführung des Episkops 

 auf dem letzten Anatomenkongreß wurde, als zum Schluß ein Situs 

 abdominalis zur Projektion kam, die Bildumkehr mit Recht von 

 einigen Herrn Kollegen beanstandet. Das gab mir den Anstoß, die 

 Beseitigung des Fehlers durch Einschalten eines zweiten Spiegels 

 nunmehr in Angriff nehmen zu lassen. Unserem geschickten In- 

 stitutsmechaniker Engelbrecht gelang diese Aufgabe mit so gutem 

 Erfolg, daß ich mich veranlaßt sehe, die an dem Apparat vorgenom- 

 mene einfache Abänderung zu veröffentlichen. 



Fig. 2. 



Werfen wir zuerst einen Blick auf die Spiegelvorrichtung des 

 von mir bisher benutzten Episkops, die in beistehender Fig. 1 dar- 

 gestellt ist. Senkrecht über dem von den Scheinwerfern beleuchteten 

 Objekt (Leiche) befindet sich das Objektiv L und über diesem ein 

 Spiegel Sp 1, welcher die durch die Linse getretenen Strahlen auf- 

 nimmt und nach vorne auf den Projektionsschirra Seh wirft. Er ist 

 deshalb nach vorne geneigt in der Weise, daß er mit der Linse so- 

 wohl wie mit dem Schirm einen Winkel von 45 Grad bildet. Die 

 Linse entwirft oberhalb des Apparates ein vollständig umgekehrtes 

 Bild B i, das bei Aufprojektion, etwa auf die Decke des Hörsaals, 



