627 



er will dazu auch selbst erst entdeckt haben, wie man 

 derartige scharf d i f f e r e u z i r t e P r ä ]) a r a t e zu m i k r o s k o - 

 piren hat. Dies hat er eben erst in seiner Mikrotechnik dem Pu- 

 blicum verkünden müssen (1. c. p. 72). Ja, glaubt denn Apathy, 

 daß es unter denjenigen Autoren, welche nach der Art ihrer 

 Arbeit darauf angewiesen sind, mit sehr dünnen und sehr 

 scharf differenzirteu Schnitten zu arbeiten, außerhalb Klausenburgs 

 zwar vielleicht viele gute, aber ausschließlich nur dumme Leute ge- 

 geben hat, welche ihre eigenen Präparate nicht zu mikroskopiren 

 wußten? Die von Aäpthy in seiner Mikrotechnik aufgestellten Be- 

 dingungen habe ich von dem Augenblick an vollständig erfüllt, als 

 ich ein eigenes Zeiß'sches Mikroskop mit apochromatischer Immersion 

 besaß, nämlich seit 1891. Ich erkenne ja sehr gerne an, daß alles 

 das, was Apathy über den in Rede stehenden Punkt, die prak- 

 tische An w e n d u n g des Mikroskops betreffend, sagt, richtig ist, aber 

 sicherlich ist man an vielen Orten zu den gleichen Resultaten ge- 

 kommen, ohne daß man es für nötig fand, es als eine besondere 

 Entdeckung zu feiern, daß man seine eigenen Präparate vollständig 

 auszunutzen wußte ^). 



Wir kommen zu einem anderen Punkt. Apathy ist, wie mir 

 scheint, nicht berechtigt, es übel aufzunehmen, wenn ich daran An- 

 stoß genommen habe, daß er im Jahre 1891 plötzlich die Behauptung 

 aufstellt : 



1) Die besten Bedingungen für die Mikroskopie sehr dünner, scharf 

 gefärbter Präparate sind : 1) Anwendung künstlichen Lichtes, eine ruhig 

 brennende Gasflamme. Apathy empfiehlt A u e r - Licht ; ich bevorzuge 

 eine gewöhnliche gelbe Gasflamme von starker Leuchthraft. 2) Anwen- 

 dung des Hohlspiegels. 3) Emportreiben des ABBE'schen Condensers so 

 weit als möglich, Einfügen eines Tropfens Immersionsöls zwischen Ob- 

 jectträger und Condenser. 4) Die Irisblende wird außer Function ge- 

 setzt, d. h. ganz aufgezogen. 5) Die erwünschte Abstufung des Licht- 

 einfalls erreicht man vermittelst eines Satzes von Rauchgläsern, welche 

 auf dem Diaphragmenträger eingeschaltet werden. Die Rauchgläser 

 habe ich seiner Zeit von Zeiß bezogen. 6) Der Condensor soll gleich 

 der Oelimmersion die numer. Apertur von 1,40 haben. 7) In Rücksicht 

 auf die physiologischen Bedingungen des Auges kann man bei Beob- 

 achtung sehr heikler, feiner Gebilde die EHRLicn'schen Blenden ver- 

 wenden, welche, in das Ocular eingeschaltet, das Gesichtsfeld verengen, 

 so daß das Auge weniger ermüdet. 



„Also: die Primitiv fibrillen der glatten Muskelfasern 

 und der Nervenfasern waren bisher so zu sagen bloß 

 durch ihr Negativ bekannt, und man kannte bloß die fibril - 

 läre Structur, nicht die Primitiv fibrillen selbst" fNo. 1, 

 1891, p. 355). 



Apathy bezieht sich hier offenbar auf seinen Streit mit Bütschli 

 und RoHDE. Beiden Autoren glaubte Apathy nachgewiesen zu 

 haben, daß sie das Positiv und das Negativ der Fibrillärstructur 

 mit einander verwechseln. Diesen Streit muß Apathy mit den 



40* 



