371 



ö 



m 



Fig. 1. 



lato trovasi, a distanza regolabile (20, 25 cm), uno specchio a 45^, 

 fissato nel solito modo ad ud braccio, che parte dairanello con cui e 

 unito tutto l'apparecchio al microscopio. Come dissi dunque la dif- 

 ferenza sta nell'uso del vetro, anziehe del prisma. 



Unisco un disegno schematico, che illustra da se stesso quanto ho 

 descritto (fig. 1). II raggio a &, che proviene dalla punta del lapis 

 disegnatore L, si riflette ad angolo retto 

 sulla superficie dello specchio s s, incontra 

 in c il vetrino coprioggetti v v ^ ritorna 

 perpendicolare verso 1' occhio osservatore 0, 

 il quale riferisce il raggio c come pro- 

 veniente dal punto P del preparato; punto, 

 che r osservatore vede pure chiaramente per 

 la trasparenza <lel vetrino v v. Si ha cosi 

 l'illusione della sovrapposizione delle due 

 immagini, quella microscopica, e quella di- 

 segnata; due lenti annerite servono, come al 

 solito, a limitare nel punto i la luce eccessiva. 



Anzitutto deve notarsi che, per quanto, la 

 riflessione prodotta da un semplice vetro dia 

 sempre una pallida immagine, pure la riflessione 



ottenuta con un vetrino, che abbia posteriormente un campo oscuro, 

 e pill che sufficiente per vedere il disegno, anzi, talora, la quantitä di 

 luce che da questo proviene e anche eccessiva. Un' obbiezione che puö 

 farsi a questo proposito e la seguente: le due facce del vetrino v v 

 devono produrre due riflessioni separate del raggio h c ^ inoltre spo- 

 stare in modo parallelo, per rifrazione, il raggio P c, con conseguente 

 sdoppiamento dei contorni e visione confusa. Riguardo alle due rifles- 

 sioni si comprende che, per quanto, per l'inclinazione, la distanza fra 

 le due superfici del vetro sia, agli effetti ottici, anche un poco 

 aumentata, dato per il coprioggetti uno spessore ad es. di V^o di mm, 

 l'errore si riduce quasi a nulla e, praticamente, non e apprezzabile. 

 La sottigliezza del vetrino serve pure ad eliminare lo spostamento del 

 raggio P c, riducendo pressoche a zero 1' errore di rifrazione. Per ciö 

 raccomando sempre di usare un coprioggetti sottilissimo, che nell'ap- 

 parecchio puö essere tolto, rimesso e cambiato a volontä. 



Riguardo all' immagine microscopica parmi inutile ricordare come 

 la preseuza del coprioggetti suU'oculare, non disturbi per nulla l'os- 

 servazione; neppure occorre hmitare il passaggio dei raggi sovrap- 

 ponendo diaframmi e l'esame del preparato e possibile su tutta 

 l'estensione del campo microscopico. 



24* 



