372 



II disegno e possibile con qualsiasi ingrandimento ed usando i piu 

 forti oculari, ne occorrono, di solito, special! condizioni di luce. II 

 sistema e ordinariamente adatto per gli ingrandimeuti di 500—1000 

 diametri e si possono riprodurre minuti dettagli. Per iiigrandimenti 

 maggiori, la luce proveniente dal disegno va diminuita, come al solito, 

 con lenti oscure; per ingrandimenti meno forti occorre limitare la luce 

 nel campo del microscopio, togliendo, se occorre, il condensatore. 



Ho pure constatato che anche per il microscopio semplice puo 

 essere utilizzato tale dispositivo. Per questo scopo si puo far uso di 

 un sostegno verticale, un' asta qualsiasi, purche stabile, cui sia ap- 

 plicato, girevole in un piano orizzontale, un braccio portante al- 

 I'estremita libera un anello dello stesso diaraetro del tubo porta- 

 oculare del microscopio, di un centim. circa d'altezza; tale, insomma, 

 da riprodurre un segmento del tubo porta-oculare medesimo. Cosi, 

 per mezzo di esso, puo esser fissata la camera col vetrino e situata 

 sopra a un microscopio semplice. Pero la luce che viene dal disegno 

 ^ di solito troppo scarsa in proporzione di quella proveniente, in questo 

 caso, dal preparato e il lapis non si puo vedere; occorre mandare 

 poca luce attraverso al preparato stesso, sostituendo lo specchio ri- 

 flettore con una semplice superficie bianca. Potra occorrere di dovere 

 orientare questa pure in guisa da limitare ancora la luce, finche si 

 riuscira a vedere il disegno ed il preparato in modo sufficiente per 

 rilevarne i principali contorni e qualche particolare. 



A questi vantaggi si unisce pure quello economico, giacche, dalla 

 descrizione fattane, appare lo scarso valore intrinseco che puo essere 

 in una simile camera chiara e la facilita della sua costruzione. Lo 

 scopo e cosi raggiunto con un mezzo piu semplice e I'abolizione del 

 prisma da me proposta, per lo meno nella maggioranza dei casi, sem- 

 brami che debba rendere piu facile e piu comune la dimostrazione 

 grafica dei preparati istologici. 



Concludendo, la modificazione da me ideata non riguarda una 

 parte secoudaria della camera lucida, ma ne cambia del tutto il prin- 

 cipio fondamentale, per modo che: 



Si utilizza totalmente e solamente la riflessione, con cui si puo 

 ottenere sempre una quantita di luce sufficiente alio scopo. 



Cio permette sempre di proporzionare la luce proveniente dal 

 microscopio con quella del disegno, cosicche questo e possibile con 

 ogni ingrandimento ed anche col microscopio semplice. 



Con la semplicita nella costruzione e nell'uso si unisce il van- 

 tagio economico. 



Sinalunga, Agosto 1909. 



