69 



Bulletin scientifique. 



70 



RalimRD, in dcssen \Viiikelpunklen die Microscope an- 

 gcbracht sind. Er hat zwei \ ersicllungen. cine uin die 

 Microscope nahezu concentrisch zu machen, welche ein 

 Mal aneewaudt iiicht wieder «ebraucht wird, und cine 

 2\vcite, wodurch iliin cine kleiiic dicliendc Beuegung 

 gegeben wcrdea kaiin, um die gleirhe Stellung der 

 Microscope gegen die Sclicilcllinie vermittelst der Was- 

 serwagen zu gewiniien. Uer W asscrwageii sind zwci an 

 die horizontalen Rohren des Rahniens angebraclit. Die 

 obère kann auf slahlernen Riiigen umgcstpUt wcrden, 

 die iinlere ist fest; an bfidcii sind die nolbigen \ er- 

 besserungsschraiibcn. Es ist zu beinerkeii, das3 die ho- 

 rizontale Ilauptaclise des Obertheils durch den Microsco- 

 penapparat ganz f'rei durcligeht . indem lelzterer auf 

 einciu mit der Achse concentrisclien hohlen Cylinder 

 sitzt, der ans Loger angeschraubt ist. Um den Limbus 

 in einer constanten Entlernung von den Microscopen zu 

 erhaltcn. wird die Acbse durch cine Feder immer gcgen 

 das eine Lager angezo"en. Der Krcis. auf den die Mi- 

 croscope gerichtel sind, hat zwei Theihingen, die eine 

 àussere feine von 4 zu 4 Minulcn. welche unter den 

 Microscopen gesehen wird und eine innerc slarkere, 

 an welclier durch einen Index, velcher von einer der 

 senkrechten Rohren des Microscopcu-Appnrats ausgeht, 

 die xVblesunf; bis auf 4 Minulen yeschielit. Erstere 

 Denne ich die Haupttheilung, dièse die Miiirstheiluiig. 

 Der Azimutalkreis und bcide ^'erticalkreise haben nahezu 

 14 Par. Zoll Durchinesser. Das Fernrolir hat 2 ZoU 

 Oeffnung und 21 Zoll Focallànge. Die Vergrôsserung 

 des gebrochnen Oculars ist eine 40làclie, etwas zuschwach 

 an eineiu solchen Fernrohr, das eine CO odcr SOIache 

 vertragcn kann. lin Focus befindoii sicli 9 ^ erticalfaden, 

 die 8 Intervalle, jedes von 9 Zcitsecunden . bilden. 

 Ausser den beiden nahen Horizon talfàden von 12 Bosen- 

 Secunden Enlfcrnung iin Lichteii, zwischcn welchen bei 

 Messung der Zenithdislanzen eingestcUt wird. ist noch 

 cin dritles in "75 Bogensecunden Abstand voihanden. 

 In der Mitte zwischcn dicsem und deni nachsteu der 

 beiden andern werden die Durchgânge der Gestirne 

 durch die \'erticalfàdeu ini ersten Verticale beobachtet. 

 A\enn die Yersetzung des î'ernrohrs ans Ende der 

 Achse fiir deu Gebrauch im ersten A"erticale den we- 

 sentlichcn Vortheil gewàhrt, dass die JN'cigungen der 

 Achse sicherer erkannl werden, so kann sie aber auch 

 «ine Biegung erzcugen, wodurch der Winkel zwischen 

 der Gesichtslinie und der Umdrehungsachse sich bei' 

 verschiedeuer Neigung gegen deu Horizont um ein klei- 

 nes andert. Auf die Messung derZenithdistanzen durchr 

 den Verticalkreis hat dièse Biegunç keinen Einiluss. 



Aber auch bei der Anwenduns ah Durch"angsinstrument 

 wird diesc Biegung durch den Gebrauch in cntgegen- 



Die Verànderung 



gesetzten Lagen giinzlich eliminirt 

 der Lage des Instninients geschieht ùbrigens nicht durch 

 Undegung der Achse in den Lagern, sondern durch 

 Drehung um ISO ira Azimutc. 



Es ist mir bisher noch nicht die Musse geworden die 

 Leistungen des Instruments bei der Auf>tellung im er- 

 sten Verticale aus der Erfahning zu beurtheilen. Da- 

 gegen h.ibc ich kiirzlich Uiitersuchungen an demselben 

 und Beobachtiingen angestelll um zu erlahren, was es 

 als ^'crticalwinkelmcsser leistet. Ich glaube, dass eine 

 Nachricht hierùher den Astronomen eine willkommene 

 sein wird. da so viel ich weiss von Rcpsoldschen In- 

 strumenten in dieser Hin^icht nur ^^enig bekannt ge- 

 worden ist. Dass die Rcpsoldschen Instrumente, was 

 die Genauigkelt der Ausfiihrung in andem Rucksichten 

 belrifft. einen hoiien Grad der ^'oUendung besitzen, 

 ist anerkannt; aber wenig Kfeisthcilungen sind von 

 diesen Kiinstlern ausgefùhrt worden oder in Anwen- 

 dung "cbracht. 



Der mitllcre Radius der Haupttheilung des Vertical- 

 kreises ist 6 Zoll 8 Linien — 80 Linien Pariser Maass. 

 Der Limbus ist unmittelhar von 4' zu 4' getheilt, so 

 dass auf der Peripherie 5400 Theilstriche sied, jeder 

 von dem nâchsten um 0.093 oder 'nahezu tj Linie ab- 

 stchend. Die Striche sijid aile von gleicher Lange, da 

 wcgen der Hiilfstheilung keine Untersurhung mJthig ist, 

 und so fein. dass das unbewaffnete Auge sic kaum zu 

 erkennen vermag. Die zur Ablcsung dienenden Micro- 

 scope vergrossern sehr stark. nàmlich linéarise!» fast 120 

 Mal. Die Micrometer derselben fiihren zwei parallèle 

 Spinnefàden, die im Lichten 13 Bogensecunden von 

 einander abslehcn. Die Striche der Theilung werden 

 in die Mitte der Parallelfâden sefasst. eine Beobachtung, 

 die bei der slarken A ergrbsserung der liijchslen Scharfe 

 fàhis ist, venn man die hellen Ràume auf beiden Sei- 

 teii des Striclis vergleiclit. Ein Lragang der Micronie- 

 terschraube eiitspriclit fast gen.nu einer Bogenminute. und 

 die 60 Theile der Scheibe sind daher sehr nahezu Se- 

 cunden, deren Zehntel noch abgelesen werden. Kreis- 

 f<nniige Illuminaloren aus T\eissem Papiere von 2| Zoll 

 Durchmesser auf die Objectivfassung geklebt befordern 

 bei Tag und bei \acht die Erleuchtung hinieichend, 

 und bei einiger Uebung geschieht die Ablesung ebenso 

 rasch als sicher. Die Sicherheit der Ablesung d. h. der 

 Einstellung des Micrometers auf den einzelnen Strich 

 hàngt von der Schan'e des Strichs, von der Aufmerk- 

 samkeit des Beobachters und von der Beleuchtung ab- 



