85 



Bulletin scientifique. 



84e 



Tafel dcr an das Mittfl der .-ii/esungen non 4 Microscopen 



-~- X antuiringenden Verbesstrungen i, 



(nath deiFormel II.) 



Der Ort des Zéniths liegt auf unserm Instrumente 

 sehr nahe bei ISO" und ist 119» 48. Hiermit ergeben 

 sich nun die, an die. durch iinser Instrument ausBeob- 

 achtungen in beiden Lagen gezogenen Zenithdistanzen 

 = z anzubringenden, von den Theilungsfelilern herrûb- 

 renden Verbesserungen = J. die ich hier folgen lasse: 



Das Résultat dieser Untersuchung ist also ohngefshr 

 folgendes : 



Der Verticalkreis unseres Instruments von 

 ±Z\ Zoll Durchmesser ist so genau getheilt, 

 dass die grossten Correctionen, welche an 

 die bei Ablesungen der 4 Microscope in 

 beiden Lagen gewonnenen Zenithdistanzen 

 anzubringen sind, nur ::;:0',ôl betragen. Die 

 Feinheit und Regelmassigkeit der Theilung 

 ist aber eine so ausgezeichnete, dass dièse 

 zwischen und I^ 0",31 liegenden, anzubrin- 



genden Verbesserungen mit cinerSichcrheit 

 erkannt sind, die ùber deren Anwe'ndbar- 

 keit gar keinen Zweifel ùbrig làsst. Der 

 wichtigste Fehler ist der Sprung zwischen 

 dem letzten und ersten Strichc, derhier2",4$ 

 betragt. Wâre er nicht berûcksichtigt, so 

 wùrde sein Einfluss zwar durch den Ge- 

 brauch von 4 Microscopen auf 0",61 , und 

 bei den Zenithdistanzen auf 0",305 reducirt 

 werden. Erkannt, wird dieserSprung vôUig 

 unschàdlich. 

 Bei den Instrumenten deutscher Kûnstler werden die 

 Tlieilungen von den mit hoher Vollendung gearbeiteten 

 Theilmaschinen abgetragen. Die bisher an mehreren 

 Instrumenten aus Mùnchen und an diesem aus Ham- 

 burg angestelllen Untersuchungen haben die Genauigkeit 

 dieser Abtragungen erkennen lassen. Fur aile tragbaren 

 Instrumente dieser Kiinstler, die so eingerichtet sind, 

 dass die Winkelmessung von verschiedenen Puncten aus 

 beginnen kann, ist jede Prûfung der Theilung ûber- 

 fliissig. Soll aber ein Instrument, das seiner Bestimmung 

 und seinem Bau uach dieser Eiurichtung enlbehren muss, 

 soll namenllich ein grôsseres Meridianinstrument genaue 

 Declinationen gewàliren : so muss der Aslronom die Thei- 

 lung am zusammengesetzten und aufgestelllen Instru- 

 mente untersuclien. Die Ergebnisse dieser Untersuchung 

 werden aber nur dann vollige Anwendbarkeit haben, 

 weun das Gesetz der Continuitàt nirgends unterbrochen 

 ist, oder wenn der Astronom den Punct oder die Puncte 

 kennt, wo Spriinge eingetreten sind. Er muss also er- 

 stens wissen, wo der Kiinstler zu theilen angefangen 

 bat. Es isl aber nicht môglich dass aile Striche in ei- 

 nem regelmassig fortschreitenden Zuge copirt werden j 

 es werden Pausen gemacht. Bei diesen Pauseii kônnen 

 durch Teraperaturverauderungen Spriinge entstehn. Die 

 Aufsuchung dieser Spriinge ist bei der gTossen Zabi der 

 Intervalle fiir den Astronomen unmoglich. Es muss 

 daher zweitens jedcr Strich, bei welchem der regelmâs- 

 sige Fortgang der Theilung unterbrochen wurde, ange- 

 geben werden. Ja es scheint am besten, wenn bei der 

 Ablratrung nur nach bestimmten Intervallen, z. B. nach 

 Octanten, pausirt werde, und der Kûnstler hat fur den 

 Astronomen eine vollstàndige Geschichte der Theilung 

 des Instruments zu geben, in welcher die Zeit desAn- 

 fangs, jedes Absatzes und Wiederanfangs und andere 

 Umstànde, deren Kenntniss von Wichtigkeit sein kann? 

 verzeichnet sind. 



Endlich bliebe, um ailes, was die Ablesungen der 

 Theilung an unserm Instrumente beirifft, gepriii'l zu ha- 



