87 



Bulletin scientifique. 



88 



Meridianort des Polarsterns in der uniern Culmination : 



Kreis rechls 146» 36' 21'. 4 

 ■JO.T 

 21, -7 

 19, "7 



Mittel 146" 36'20'',87 

 Orl (les Zéniths = nS" 4G' 3T,40 

 Meridianzenithdistanz = 35" JO' 1G",52 

 Aus allen 9G bei den obigen Polhôhen gemacLten 

 Einstellungen paarweis.; verglicheu ergiebt sich: 

 der waLfscheinliche Fehler eLncr einmaligen 

 Einslellung 0",6G. 

 lu diesem Fehler ist der Einfluss des Zielens auf 

 den Slern , der Ablesung fiirs Mittel der 4 Micro- 

 scope , der Unvollkommenheiten der Schraube des 

 Micrometers und des Mittels der Ablesung beider 

 Wasserwagen enthalten , woraus sich ergiebt, dass 

 die einzeliien Elemente mit merkwùrdiger Genauig- 

 keit erkannt werden mùssen , da dièse Sicherheit 

 selbst an eioem grossen Meridianinstrumente genii- 

 gen wùrde. 



3) Bei jeder einzelnen Beobachtung sind von mir bei- 

 de Wasserwagen des Microscopentràgers abgelesen 

 ■VTOrden. Die obère ist auf stâhlernen Ringen um- 

 zustellen. Ich branche sic aber obne Verstellung. 

 Sind O und L' die nacli jeder Wasserwage anzu- 

 bringenden Correctionen der Ablesung, so wird das 



Mittel — - — gebraucht und — U muss eîne 



Constante sein , wenn keine relative Verstellung 

 Slatt findet. Ich gebe hier die O — t7 bei der 

 allerersten gedoppelten Beobachtungsreihe : 

 Differenz vom Mittel 

 + 0",2 

 4-0,4 

 0,0 



- 0,2 

 + 0,2 



0,0 



- 0,6 



- 0,1 



Hiernach wûrde folgen . dass fur • der wahr- 



scheinliche Fehler nur 0",11 wàre. Auf jeden Fall 

 ist die Genauigkeit des Mittels beider Wasserwagen 

 eine vollig ausreichcnde . ohnerachtet sie bei ihrer 

 lileinen Dimension von 4 Zoll nicht zu den cm- 

 pfiudlichsten gehôren. Ich fand den Bogcnwerth 

 einer Einlheilung von einer Linie 4",0 und 2",4. 

 ?) Vom 11. bis zum 13 August war ani Instrumente 

 in Bezug auf die Microscope und die Wasserwagen 

 nichts geandert worden : ebenso vom 17. bis 18, 



August nicht In einem solchen Falle mûssen die 

 Oerter des Zéniths constant sein, auch bei verschie- 

 denen Sternen , wenn naralich das Instrument i n 

 der Verbindung seiner wirkcnden Theile fest ist • 

 und wenn die Theilung keine Fehler hat. Ich cebe 

 hier die zusammengehorigcn Oerter des Zéniths: 



11 und 1.% august. 



ll.Aug. PolarJs 269" 46' 3'7",6 



36,8 

 35,8 

 36,3 



13. Aug. Polaris 37,1 



37,3 



Mittel 269 46 36,82 



17 und 18 Jugiist. 



Differenz vom Mittel 



+ 0'',8 

 0,0 



- 1,0 



— 0,5 

 + 0,3 

 + 0,5 



17. Aug. Sirius 269°47'19",5 



... 18,4 



18,1 



Polaris 



18. Aug. Arcturus 



16. Aug. Capella unter d. Pôle 



« Orionis 

 Sirius . . . 



Procyon 



19,4 

 19,1 

 18,5 

 19,5 

 18,0 

 15,5 

 17,6 

 18,9 



Mittel 269 47 18,50 

 Nur bei dem so sûdlichen und seines Glanzes we- 

 gen so schwierigen Sirius findet einmal eine Ab- 

 weichung von 2',0 vom Mittel Statt, sonst kommt 

 keine grosser als 1 ",0 vor. Es wàre intéressant zu 

 beobachten wie der Ort des Zéniths in langeren 

 Perioden sich verhâlt. 

 Wenden wir uns nun wieder zu den obigen 24 Pol- 

 hôhen. Man sieht gleich, dass der in der !Nahe des 

 Nordhorizonts beobachlete Stern Capella die grôssten 

 Polhôhen giebt, dass die siidliclien Sterne die kleinsten 

 gewâhren. Hiedurch ist eine kleine Biegung des Fern- 

 rohrs deutlich atisgesprochen. Unter Annahme dass dièse 

 dem Sinne der Zenithdistanz proportionirt ist, erhalten 

 wir folgende Gleichungen fur die Polhôhe , geordnet 

 vom Ps ordhorizonte an, durch den Scheilel bis zum siid- 

 lichen, wenn b die Constante der Biegung ist: 



= 58^ 22 46 ,9 — 0,53 . 

 46,3 — 0,53 

 47,0 — 0,47 '' 



ç> = 58" 22' 60'',2 — 0,97 6 



47,7 — 0,97 * 



49. 1 — 0,97 b 

 47,7 — 0,55 b 

 47,6 — 0,55 * 

 47,3 — 0,55 i 



47.2 — 0,55 b 

 46,9 — 0,55 b 

 48,6 — 0,54 b 

 48,2 — 0,54 b 

 49,1 — 0,53 A 



49, 1 — 0,47 b 



45, 6 + 0,62 * 



46, + 0,62 b 



47, + 0,75 6 



44.7 -j- 0,78 6 



45.8 + 0,80 b 



45. 1 + 0,97 fr 

 44,6 4- 0,97 9 



45.2 + 0,96 b 



