Arsih. 4 
Methode auch nur die Möglichkeit der Vergleichung der Helligkeiten einzelner Farben 
ohne einen Schluss auf die Gesammthelligkeit zu erlauben. 
Da lag es nahe, dass man sich mit der Vergleichung der Helligkeit einzelner 
Farben begnügen wollte bei der Bestimmung der Helligkeit des elektrischen Lichtes 
nach derjenigen einer Normalflamme. So schlug A. Crova! vor, den grünen Theil 
des Spektrums hierzu zu benutzen und construirte zu diesem Zwecke ein Photometer, 
bei welchem alle Strahlen mit Ausnahme der grünen ausgeschlossen werden. Wenn 
nämlich die Gesammthelligkeit eines Carcelbrenners gleich derjenigen des elektrischen 
gemacht wird (durch Abschwächen des letzteren) so sind die Helligkeiten beider im 
Gelbgrün einander gleich, während sie im Roth und im Violett beträchtlich von ein- 
ander abweichen, wie die oben mitgetheilten Versuchsresultate von O. E. Meyer zeigen. 
Diese Methode hat also etwas für sich, es scheint uns jedoch die Grundlage derselben 
noch nicht so ganz sicher zu sein, da die Behauptung über dies Verhältniss der spek- 
tralen Zusammensetzung der beiden mit einander zu vergleichenden Lichtquellen auf 
der vorherigen absoluten Gleichmachung ihrer Gesammtintensitäten beruht und das ist 
ja gerade die schwierige Aufgabe, deren Lösung erst gefunden werden soll. Ausser- 
dem wird es hierbei sehr darauf ankommen, den richtigen Spektralbezirk zur Messung 
auszuwählen. 
Perry? schlägt den Ausweg vor, anstatt die Messungen über das ganze Spek- 
trum auszudehnen, nur zwei Farben aus demselben herauszugreifen. Er vergleicht die 
beiden Lichtquellen zuerst durch ein rothes Glas, hierauf durch ein grünes und 
combinirt dann die beiden erhaltenen und von einander abweichenden Messungsresul- 
tate zu einem Mittelwerthe. Auch hier kommt man aber nicht über die Schwierigkeit 
hinweg, welche durch die verschiedene Werthigkeit der Resultate der Vergleichung der 
rothen Strahlen und derjenigen der grünen entspringt. 
Hauptsächlich bei den in letzter Zeit so oft an den Praktiker herantretenden Be- 
stimmungen der Helligkeit des elektrischen Lichtes wäre vielleicht eine andere Methode 
der Vergleichung die zweckentsprechendste, bei welcher nicht direct die Lichtquellen 
mit einander verglichen werden, sondern ihr Beleuchtungseffekt, denn auf diesen 
kommt es doch bei allen praktischen Anlagen an, zumal wenn es sich darum handelt, 
die eine Beleuchtungsart (Gas) durch die andere (elektrisches Licht) zu ersetzen. Wir 
kommen dadurch auf den schon von manchen Seiten gemachten Vorschlag, zu diesem 
Zwecke Erkennungsproben zu benutzen, d. h. die Wirkung zweier Lichtquellen 
in der Weise mit einander zu vergleichen, dass man untersucht, in welcher Entfernung 
etwa feine Details einer Zeichnung noch erkannt oder feine Schriften noch gelesen 
werden können. 
Siemens? sagt: »Ein richtiges Photometer sollte verschiedenartiges Licht dann 
als gleich angeben, wenn es uns in gleicher Weise entfernte Objekte erkennbar macht.« 
1 Comptes rendus XCIII, p. 512. 
22220% 
® Wied. Ann. 2, p. 547, 1877. 
37 
