Ba 
haben, etwas ausführlicher berichtet.‘ Das photometrische Princip selbst, das in 
diesem Instrumente benutzt wird, ist das Rumford’sche, d. h. es wird die Gleichheit 
der Leuchtwirkung zweier verglichener Lichtquellen am Beobachtungspunkte aus der 
gleichen Stärke der Schatten eines Stabes, welchen dieselben auf einem Papierschirme 
ETZEUgEN, 
gefolgert. Es ist jedoch klar, dass die Anwendung einer Dispersionslinse 
auch bei anderen photometrischen Methoden möglich ist und da ich ohnehin ein Bunsen’- 
sches Photometer für das physikalische Kabinet anfertigen zu lassen im Begriffe stand, 
so liess ich dasselbe mit Dispersionslinsen von verschiedener Brennweite versehen. 
Eine Frage, die sich mir indess bei der Anwendung solcher Linsen zunächst auf- 
drängte, war die, ob ausser dem beabsichtigten, aus den bekannten Linsenformeln zu 
berechnenden Verlust an Intensität durch Zerstreuung des auffallenden Strahlenkegels | 
nicht ein 
Reflexion 
kommen zu können, dass dies bei Anwendung einer sehr dünnen Linse nicht der Fall 
sei, aber 
gezogen haben. Untersuchungen über den Lichtverlust, den Linsen verursachen, sind 
nun allerdings bis jetzt nicht in sehr grosser Zahl vorhanden; allein was darüber 
publicirt worden ist, machte mir die Ayrton- und Perry’sche Annahme von vorn- 
herein unwahrscheinlich. In einer Arbeit von Prof. Safarik in Prag” über Versilberung 
des Glases zu optischen Zwecken finde ich beispielsweise eine Zusammenstellung der 
Angaben 
Reflexionsprismen, derzufolge z. B. ein 3zölliges Fraunhofer’sches Objectiv nach Stein- 
heil nur 0,760 — nach Robinson nur 0,739 des auffallenden Lichtes durchlässt. In einer 
Erörterung des Lichtverlustes, den die Linsensysteme der französischen Leuchtthürme 
verursachen, schätzt Allard* den Verlust durch Reflexion an der vorderen und hinteren 
Oberfläche der Linsen auf 0,05 bei senkrechter Incidenz, auf 0,075 bei Incidenz unter 
45°, während der Verlust durch Absorption auf 0,03 für jeden centimeter der Linsen- 
dicke angenommen wird. Daraus würde folgen, dass sehr dünne Linsen, wie sie 
Ayrton und Perry anwenden wollen, zwar keinen nennenswerthen Verlust durch Absorp- 
tion hervorrufen — obgleich dieselben nothwendigerweise immer doch eine nicht zu 
vernachlässigende Dicke haben müssen, wenn sie nicht eine zu geringe Oeffnung 
haben sollen —, dass aber der Reflexionsverlust unter allen Umständen übrig bleibt — 
ein Verhalten des Lichtes, welches übrigens ganz analog demjenigen der strahlenden 
Wärme bei stark diathermanen Körpern sein würde. Eine experimentelle Bestimmung 
des in Folge von Absorption und Reflexion durch die Dispersionslinse hervorgerufenen 
Lichtverlustes schien mir daher unumgänglich nothwendig zu sein. 
Das zu den Versuchen benutzte Instrument (Fig. ı), welches in dem optischen 
1 
weiterer und weniger sicher zu ermittelnder Verlust durch Absorption und ; 
von Licht zu befürchten stehe. Ayrton und Perry * glauben zu dem Schluss 
sie theilen leider keinerlei Beobachtungen mit, aus denen sie diesen Schluss 
verschiedener Beobachter über Lichtverluste durch Linsen, Spiegel und 
Philosophical Magazine. XIV, 85. Juli 1882. 
lc. 
Centralzeitung für Optik und Mechanik, 3. 1882. 
Memoire sur l’intensite et la portee des phares, 
43 
