Institute von A. Krüss hierselbst entworfen und ausgeführt wurde, ift ein Bunsen’sches 
Photometer, dessen Centimetertheilung am linken Ende beginnt. Im Nullpunkte dieser 
Theilung befindet sich bei allen Versuchen die als Einheit benutzte Lichtquelle. Die Zer- 
ftreuungs-Linse wird bei |, d. h. zwischen dem Papierschirm und der zu messenden Licht- 
quelle angebracht. Der 
Linsenhalter, das Schirm- 
käastchen, sowie die Halter 2 
und Tische für die Kerzen 2) 
oder Lampen sind nach au 
der Höhe verstellbar, und | 
des Holzgestelles des In- 
strumentes beliebig ver- 
schoben werden. Bei den 
Messungen bleiben Linse 
und Lichter an demselben 
Punkte der Scala; nur das 
innen geschwärzte Käft- ‘ Y= 
chen, in welchem sich der mit einem Paraffinfleck versehene Papierschirm befindet, 
wird verschoben und zwar grob mit der Hand, während die feinere Einftellung durch 
einen Zahntrieb geschieht. Die Ebene des Papierschirmes halbirt den stumpfen Winkel 
können in der Führung } 
AR. 
SL 
S c 
SS Fig. 2. 
n 
\ 
\ 
N 
\ 
! S 
\ 
ı 
!ı 
I 
\ 
| 
I} 
I 
I} 
fi 
z 
! 
{} 
I 
! 
I 
I 
j 
\ 
| BZ 
| 
j 
} 
\ 
' 
} 
v7 
zweier Planspiegel, welche die Rückwand des vorne offenen Kästchens bilden, so 
dass der Beobachter bei bequemer Stellung des Kopfes die beiden Bilder der beiden 
Seiten des Schirmes gleichzeitig in normaler Sehweite nebeneinander erblickt. Die 
44 
