13 
durch eine Platte von 1 mm, 2,9 mm, 4,8 mm Dicke 
von Stearinkerzenlicht 0,923 0,916 0,923 
»  Petroleumlicht 0,914 — 0,910 
» Gaslicht 0,902 0,918 0,901 
0,906 
0,906 
0,916 
0,920 
Dagegen scheint der Lichtverlust bei den helleren (weisseren) Lichtquellen 
(Petroleum- und Gaslicht) etwas grösser zu sein, als bei dem gelblicheren Kerzenlicht — 
ein Resultat, das an den in Tab. III. erwähnten grössten Lichtverlust der elektrischen 
Incandescenzlampe durch eine Dispersionslinse (10 °/o) erinnert. — Der Umstand, dass 
die Dicke der benutzten Platten auf den Lichtverlust ohne sicher nachweisbaren Ein- 
fluss war, kann wohl nur dadurch erklärt werden, dass der von der Absorption ab- 
hängige Theil des Lichtverlustes sehr klein ist im Verhältniss zu dem von der Reflexion 
hervorgerufenen. Wenn dem so ist, so kann der früher erwähnte geringere Licht- 
verlust, der durch die Linse von kürzerer Brennweite hervorgerufen wurde, nicht durch 
die geringere Dicke derselben veranlasst worden sein. Der wahre Grund dieses Ver- 
haltens liegt wohl nur in dem Umstande, dass die der Ableitung der Photometer- 
formel zu Grunde liegende allgemeine Linsenformel von der Voraussetzung punkt- 
förmiger Lichtquellen ausgeht — eine Voraussetzung, der unter den hier in Betracht 
kommenden Lichtquellen höchstens das elektrische Licht einigermassen entspricht. 
Der durch die räumliche Ausdehnung, z. B. einer Gasflamme bewirkte Fehler muss 
aber, da die nicht in der Linsenaxe liegenden Punkte derselben weiter von der Linse 
entfernt sind, als die abgelesene Entfernung beträgt, nothwendigerweise in einer 
geringeren Zerstreuung des Lichtes dieser Punkte bestehen, d. h. die Formel muss 
entsprechend einen etwas zu grossen Werth der gemessenen Lichtstärke ergeben. Dies 
wird um so mehr der Fall sein, je näher die Gasflamme der Linse ist. Da nun bei 
Linsen von kurzer Brennweite der Abstand der Lichtquelle von denselben kleiner 
wird als bei solchen von grosser Brennweite, so muss dieser Fehler bei ersteren stärker 
auftreten wie bei letzteren; — er wird aber bei stärkeren elektrischen Lichtern mehr 
und mehr verschwinden. 
Von Interesse ist nunmehr der Vergleich des durch Linsen und des durch 
Platten bewirkten Lichtverlustes. Es gingen (Tab. 1.—II.) 
durch eine Linse von 18 cm 50 cm Brennweite 
0,961 0,919 
Gaslicht 0,968 x 0,929 
0,970 | 0.940 
elektr. Incandescenzlicht 0,937 0,900 
Der Lichtverlust durch Platten war somit, vom elektrischen Lichte abgesehen, 
im Mittel etwas grösser, wie der durch Linsen, selbst bei der Linse von 50 cm Brenn- 
53 
