14 
weite. Zweifellos liegt auch dies an dem Umstande, dass die Lichtquellen nicht punkt- 
förmig waren. 
Für die praktischen Aufgaben der Messung starker Lichter besteht somit das 
Resultat der gemachten Beobachtungen darin, dass 
erstens der durch eine Dispersionsiinse verursachte Lichtverlust bis zu Io Procent 
betragen und durch sehr dünne Linsen nicht vermieden werden kann; 
und dass zweitens der einer bestimmten Linse bei einer bestimmten nicht punkt. 
förmigen Lichtquelle zukommende Verlustfactor durch vorgängige Versuche 
ermittelt werden muss. Bei elektrischen Lichtern wird dieser Verlustfactor 
für verschiedene Linsen nicht wesentlich verschieden sein. 
Mit Berücksichtigung dieser Vorsicht kann die Anwendung von Dispersionslinsen 
in der Photometrie grosse Dienste leisten. Es wird dabei in der Regel nicht nöthig sein, 
den durch die Linsen verursachten Lichtverlust durch Rechnung zu berücksichtigen, 
vielmehr liegt es nahe, denselben durch eine planparallele Platte von gleicher Durch- 
lassfähigkeit, welche in den Weg des Normallichtes eingeschaltet wird, zucompensiren. 
Ich habe, um die Zulässigkeit dieses Verfahrens zu prüfen, noch mehrere Beob- 
achtungsreihen durchgeführt, bei welchen die Strahlen des Einheitslichtes eine Platte 
von I resp. 4,8 mm Dicke, diejenigen des zu messenden Lichtes eine Linse von IS 
resp. 50 cm Brennweite passirten. Die Compensationsplatte befand sich in der ent- 
sprechenden Seitenwand des Schirmkästchens. Die Versuche wurden wieder alternirend 
e £ : Krreun N 
ohne Platten und Linsen und mit denselben ausgeführt; das Verhältniss nz (welches 
bei gleichem Verlustfactor von Platte und Linse stets — I sein müsste) bezieht sich 
auf die nach beiden Methoden erhaltenen Lichtstärken. 
VIII. Petroleum- und Gasbrenner. 
Petrol.-Br. mit Petrol.-Br. mit 
Pl. von 4,5 mm. Pl. von 4,3 mm. 
Ohne Platte und Gasbr. mit Linse Ohne Platte und Gasbr. mit Linse 
Linse: von I8 cm. Linse: von 50 cm. 
61,3 cm 55 cm 61,6 cm 49,6 cm 
61,5 > 55,2 » 61,6 >» 49,6 >» 
SiWer2@ 55,1 >» 61,7 >» 49,5 > 
61,4 >» 55,2 > a 2107,08» 49,4 > 
a —61,35cm a — SSR1 280m ei i ra 
a3 — 140 > a2 — 80 > Be £ DD % 
N = 1,643 a3 — 100 > Kae 3 
a ’ en 
Nı = 1,730 aı = 61,57 cm aı = 49,5 cm 
ag = 140 > 2= 75 > 
—— = 1,052 N 1 623 a3 — 100 > 
un ’ en 
Nı = 1,633 
— = 1,006 
54 
