15 
IX. Gasbrenner und Incandescenzlampe (Müller’s System). 
Gasbr.mitPlatte 
Gasbr.mit Platte 
von I mm. von 4,8 mm. 
Ohne Platte und Incand.-Lampe Ohne Platte und Incand,-Lampe 
Linse: m. Linse v.50 cm. Linse: m.Linsev,5ocm. 
71,6 cm 58,4 cm 71,6 cm 58,6 cm 
N > 58,3 >» RE. = 58,5 >» 
am, 58,4 > Se zs 5,5 > 
71,5 >» 58,5 >» | I 58,6 > 
al = 71,5 cm aı = 58,4 cm | as cm a —= 58,55 cm 
3=1I50 >» aa — 85 » | a3 — I50 > a —= 85 > 
N re as IyIow 6 Nee: a3 = IIo > 
Nı2—27,235 Nı 1,220 
I 15029) N 1,012 
N N 
Uebereinstimmend mit den vorherigen Versuchen zeigt sich auch hier wieder, 
dass die Linse von IScm Brennweite einen geringeren Verlust herbeiführte als eine 
planparallele Platte von 4,8 cm Dicke, sodass bei gleichzeitiger Anwendung beider ein 
um 5,2 Procent zu hohes Resultat der Lichtstärke des Gasbrenners herbeigeführt 
wurde. Dagegen ergab bei Gaslicht die Messung mit Anwendung derselben Platte 
und der Linse von 50 cm Brennweite fast vollkommen dasselbe Resultat, wie die directe 
Messung ohne Benutzung derselben. Ganz denselben Erfolg hatten die mit elektrischem 
Incandescenzlicht durchgeführten Versuche. Die Abweichungen des Resultates der 
Messung mit Linse und Platte von der directen Bestimmung betragen hier nur I resp. 
2 Procent. Das Princip der Compensation des von der Linse herrührenden Licht- 
verlustes durch eine planparallele Platte erscheint somit für die praktische Photometrie 
wohl anwendbar. 
